481 
lete  Baromelerhöhe  dividirt.  — Dieses  Princip  wild  nun  aut  folgende  Weise 
practisch  ausgeführt.  Das  Instrument  besteht  aus  zwei  Theilen,  welche  geson- 
dert transportirt  und  erst  beim  Gebrauch  zusammengesetzt  werden.  Der  Queck- 
silberbehäller  ist  ein  Cvlinder  aus  abgedrehtem  Eisen,  in  welchem  sich  ein  Kol- 
ben quecksilberdicht  auf  und  niederbewegen  lässt  durch  eine  Schraube,  wodurch 
das  im  Gefäss  enthaltene  Quecksilber  beliebig  in  die  Höhe  gedrängt  oder  ge- 
senkt werden  kann.  Beim  Transport  wird  die  Schraube  heruntergelassen  und 
das  Gefäss  mit  einem  eisernen  Deckel  durch  Aufschrauben  verschlossen.  — ln 
diese  Schraubenwindung  passt  die  Fassung  der  weiten  Glasröhre,  welche  beim 
Gebrauche  aufgeschraubt  wird.  Alsdann  drängt  man  das  Quecksilber  in  die 
Höhe,  bis  die  untere  Oeffnung  der  inneren  Röhre,  welche  oben  und  unten  offen 
ist,  durch  das  aufsteigende  Quecksilber  verschlossen  und  dadurch  in  der  weiten 
Röhre,  welche  oben  in  eine  Messingfassung  luftdicht  eingekitlet  ist,  ein  bestimm- 
tes und  offenbar  bei  jeder  Wiederholung  des  Versuches  gleiches  Volumen  Luft 
abgesperrt  wird.  Diese  Luft  steht  bis  zum  Moment  des  Absperrens  mit  der  äus- 
seren Luft  in  Verbindung  und  hat  daher  genau  gleiche  Spannkraft.  Durch  wei- 
teres Zuschrauben  wird  die  Luft  comprimirt  und  dieses  wird  fortgesetzt,  bis 
das  Quecksilber  genau  auf  die  eiserne  Spitze  eingestellt  ist.  Damit  ein  kleiner 
Fehler  hier  bei  den  verschiedenen  Versuchen  eine  möglichst  geringe  Differenz 
in  dem  abgesperrlen  Luflvolumen  ausmache,  ist  an  der  Stelle  der  Eisenspitze 
die  weite  Röhre  durch  einen  eingekitteten  Ring  verengt.  — Diese  Compres- 
sion  der  Luft  bewirkt  ein  Steigen  des  Quecksilbers  in  der  oben  offenen  und 
unten  in  das  Quecksilber  tauchenden  Röhre  und  der  Abstand  der  Quecksilber- 
kuppe in  dieser  Röhre  von  der  Spitze,  auf  welche  das  äussere  Niveau  einge- 
stellt worden,  ist  offenbar  das  Maass  des  Druckes  der  eingeschlossenen  Luft.  — 
Die  geringste  Tempcralurveränderung  wirkt  hier  schädlich ; daher  ist  ein  Be- 
rühren des  Apparates  zu  vermeiden.  Um  die  gehobene  Quecksilbersäule  genau 
abzulesen,  die  zur  Berechnung  des  Barometerstandes  mit  dem  Coefficienten 
multiplicirt  werden  muss,  dient  die  Spitzeneinstellung  mittelst  eines  Zahnrades. 
Hiermit  ist  eine  Einlheilung  bis  auf  zehntel  Millimeter  verbunden,  so  dass  die 
abgelesene  Zahl  unmittelbar  den  Abstand  der  beiden  Spitzen  angiebt.  — Seit- 
lich ist  an  dem  Apparat  ein  Thermometer  angebracht  und  beim  Gebrauch  wird 
er  an  seidenen  Schnuren  aufgehängt.  — Der  einzige  Fehler,  der  nicht  vermie- 
den werden  kann  , ist  die  Temperaturerhöhung  bei  der  Compression  der  Luft, 
wodurch  ihre  Spannkraft  sich  um  etwas  vermehrt.  Da  jedoch  diese  Vermehrung 
des  Druckes  bei  jeder  gleichförmig  angestellten  Beobachtung  im  Verhältnis  der 
ursprünglichen  Dichtigkeit  der  abgesperrten  Luft  bleibt,  so  thut  sie  der  Richtig- 
keit der  Beobachtung  keinen  Abbruch.  — Das  Instrument  gewinnt  bedeutend 
an  Zuverlässigkeit,  wenn  zu  jeder  Beobachtung  die  gleiche  Zeit  verwendet  wird 
und  je  kürzer  diese  ist , desto  richtiger  wird  die  erstere.  Zwei  Beobachtungen 
müssen  stets  wenigstens  eine  Viertelstunde  von  einander  abstehen , wenn  die 
zweite  irgend  einen  Werth  haben  soll.  — Die  Reduction  des  Barometerstandes 
auf  0°  wird  nach  Angabe  des  Thermometers  mit  Benutzung  der  gewöhnlichen  Ta- 
bellen gemacht , nachdem  der  Barometerstand  durch  Mulliplicatiun  des  beobach- 
teten h mit  dem  Coefficienten  berechnet  worden.  Bei  einer  mitgetheilten  Beo- 
bachtungsreihe schwanken  die  Unterschiede  zu  den  Angaben  eines  gewöhnlichen 
Barometers  zwischen  — 0,9  bis  2,1.  Die  Genauigkeit  lässt  also  noch  etwas  zu 
wünschen  übrig.  Der  Fehler  hat  wesentlich  seinen  Grund  in  der  Temperatur- 
Veränderung  der  abgesperrten  Luft  während  der  wenn  auch  noch  so  kurzen  Dauer 
des  Versuches.  Dem  kann  dadurch  abgeholfen  werden,  dass  mau  die  weite 
Glasröhre  noch  mit  einer  zweiten  uragiebt,  deren  Durchmesser  um  einen  Centi- 
meter  weiter  ist.  Sie  wird  wasserdicht  eingekittet,  wobei  jedoch  die  Schnüre 
ausserhalb  bleiben  müssen  , und  der  ganze  Zwischenraum  mit  Wasser  angefüllt, 
welches  dauernd  hierin  bleibt  und  dazu  dient,  die  Luftzüge  etc.  zu  moderiren 
und  die  Temperatur  im  Innern  gleichmässig  zu  erhallen.  Schon  eine  Lufthülle 
leistet  gute  Dienste.  — B.  hat  dieses  Instrument  schon  seit  4 Jahren  beobach- 
tet und  mitunter  auf  ßergreisen  mitgenommen,  wo  es  wegen  der  leichten  Ver- 
packung und  der  Unveränderlichkeit  grosse  Dienste  leistet.  Wegen  der  Zuver- 
