484 
Thierblasen  zum  luftdichten  Verschluss  anzuempfehlen.  — Neue  Röhren  von 
vulkanisiriem  Caoutschouc  scbliessen  manchmal  nicht  luftdicht  wegen  des  anhän- 
genden pulverförmigen  Schwefels,  den  man  leicht  durch  Waschen  mit  Schwefel- 
kohlenstoff entfernen  kann.  W.  ß. 
Die  häufige  Anwendung  des  Schwefelwasscrsloffgases  in  den  Laboratorien 
ist  mit  grossen  Uebelständen  verknüpft,  die  selbst  nicht  alle  durch  die  in  neue- 
rer Zeit  von  Kipp  und  Fresenius  angegebenen  Apparate  beseitigt  werden.  Zudem 
sind  diese  complicirt  und  theuer.  Bau  in  hau  er  hat  (a.  a.  0.  pag.  17.)  einen 
sehr  einfachen  Apparat  zur  Entwickelung  von  Schwefelwas- 
serstoffgas angegeben,  der  selbst  von  ungeübten  Händen  hergestellt  werden 
kann  und  sehr  brauchbar  zu  sein  verspricht.  Es  ist  ein  gewöhnliches  Hafen- 
glas, in  welchem  oben  zur  Seite  eine  Oeffnung  angebracht  ist.  In  diese  wird 
eine  Glasröhre  fest  eingekittet , die  durch  einen  Mohrschen  Quetschhahn  ver- 
schlossen werden  kann.  In  das  Glas  wird  ein  Trichter  von  Blei  oder  Thon 
ohne  Stiel  gestellt,  dessen  oberer  Rand  von  gleicher  Grösse  mit  dem  Hafen  ist, 
während  der  untere  Theil  des  ersteren  beinahe  bis  auf  den  Boden  des  Hafens 
reicht.  Mit  dem  Trichter  ist  unten,  wenige  Zolle  von  seinem  Ende,  eine  bleierne 
oder  thöncrne  Platte  verbunden.  Sie  dient  zur  Aufnahme  des  Schwefeleisens 
und  ist  daher  mit  einer  Menge  kleiner  Oetfnungen  versehen.  Der  Trichter  dient 
zur  Aufnahme  der  verdünnten  Schwefelsäure,  bei  deren  Einfüllung  er  umgekehrt 
und  oben  mit  einer  lmm  dicken  Caoutschouckapsel  verschlossen  wird.  Beim 
Einsetzen  in  den  Hafen,  der  auch  etwas  verdünnte  Schwefelsäure  enthält,  ver- 
schliesst  man  die  untere  Oeffnung  des  Trichters  mit  dem  Finger.  Mit  der  zum 
Verschluss  des  Trichters  dienenden  Kapsel  verschliesst  man  gleichzeitig  den  gan- 
zen Apparat.  — Beim  Gebrauch  öffnet  man  den  Hahn  und  drückt  mit  der  Hand 
auf  die  Caoutschoucplatte.  Die  Schwefelsäure  tritt  nun  an  das  Schwefeleisen 
und  entbindet  Schwefelwasserstoffgas.  Wird  der  Hahn  geschlossen,  so  wird  die 
Schwefelsäure  in  den  Trichter  zurückgedrängl , wenn  der  Druck  auf  die  Caout- 
schoucplalte  aufhört,  die  jetzt  eine  convexe  Form  annimmt,  da  das  feuchte  Schwe- 
feleisen noch  mehr  Schwefelwasserstoffgas  entwickelt  und  noch  mehr  Schwefel- 
säure in  den  Trichter  drängt.  — Zur  Erzeugung  eines  anhaltenden  starken 
Stroms  von  Schwefelwasserstoffgas  bringt  man  auf  die  Caoutschoucplatte  eine 
schwere  Kugel.  W.  B. 
M.  Simpson,  on  two  new  melhods  forthe  determinatiou 
of  nit  logen  in  organic  and  inorganic  compounds.  — Im  Begriff 
eine  Reihe  von  Untersuchungen  von  Nitroverbindungen  auszuführen,  fand  Simp- 
son die  grössten  Schwierigkeiten  bei  Bestimmung  des  Stickstoffs  derselben. 
Keine  der  ihm  bekannten  Methoden  gab  so  genaue  Resultate,  als  nöthig  *).  Des- 
halb hat  derselbe  zwei  Methoden  geprüft , welche  namentlich  darauf  ausgehen 
die  Verbrennung  der  Substanz  vollständig  zu  erzielen.  Beide  haben  zum  Zweck, 
den  Stickstoff  dem  Volum  nach  zu  bestimmen.  Durch  die  eine  jedoch  wird 
nur  die  relative  Menge  Stickstoff’  und  Kohlensäure , die  erzeugt  werden  , durch 
die  andere  aber  direct  das  Volum  des  Stickstoffs  gefunden.  — Will  man  sich 
der  ersterwähnten  Methode  bedienen , so  füllt  man  ein  an  einem  Ende  zuge- 
schmolzenes und  an  diesem  Ende  in  einen  stumpfen  Winkel  gebogenes  Rohr  in 
folgender  Weise.  In  dieses  herabgebogene  Ende  bringt  man  8 bis  9 Grm.  ge- 
schmolzenen und  gepulverten  chlorsauren  Kali’s.  Darauf  bringt  man  einen  lo- 
sen Asbestpfropf  in  die  Nähe  dieses  Winkels , darauf  etwa  2 Grm.  Quecksilber- 
oxyd, und  dann  einen  zweiten  Asbestpfropf.  Auf  diesen  wird  die  Mischung  von 
0,1  Grm.  der  zu  untersuchenden  Substanz  mit  IV2  Grm.  Kupferoxyd  und  4 ■}/* 
Grm.  Quecksilberoxyd  geschüttet,  die  eine  Strecke  von  6 — 7 Zollen  im  Rohr 
*)  Simpson  hat  offenbar  die  von  mir  angegebene  Methode  den  Stickstoff 
zu  bestimmen  nicht  gekannt , welche  im  Jahresber.  d.  naturw.  Vereins  zu  Halle 
1852  S.  50*  und  Poggend.  Ann.  Bd.  85.  S.  263  * beschrieben  ist.  Sie  würde 
noch  vollkommener  seinen  Ansprüchen  genügt  haben,  als  die  von  ihm  angewen- 
deten. W.  Heintz. 
