i 2 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



sino modificarla para adoptarla al. objeto especial que perseguía al 

 establecer el sistema del cronógrafo actu.i'. 



Podemos ahora en pocas palabras hacer resaltar el sumo grado de 

 precisión á que se puede alcanzar con el empleo de dicho aparato, 

 sea en las observaciones locales, sea para la determinación de las 

 diferencias de longitud. Con solo la precaución de impedir los efectos 

 del magnetismo remanente (efectos que por otra parte son constan- 

 tes), j en que se llega con solo interponer una hoja delgada de mar- 

 fil entre la armadura de la pluma y los núcleos de la bobina M, se 

 vé que la señal inscrita cualquier sea su procedencia, lo es di instan- 

 te físico Qn que tiene lugar el fenómeno que se trata de registrar. 

 Con esta instalación ha desaparecido por completo lo que se llama el 

 tiempo de armadura y que está introduciendo uiui causa sistemática 

 de error en todos los demás instrumentos de la misma clase ; ademas 

 cuando se quiere enviar señales al corresponsal, el circuito de la pila 

 de línea está cerrado exactamente al momento en que se inscriben 

 las señales sobre la cinta local. Por otra parte, esperimentos de la 

 mayor precisión que he hecho, me permiten afirmar, en lo que se 

 refiere á la recepción de las señales del corresponsal, que la separa- 

 ción de la armadura q del relevo Siemens, de su contacto p, tiene 

 lugar exactamente en el momento en que la corriente de la estación 

 conyugada llega en la cabana del instrumento, cualquiera que sea la 

 intensidad de dicha corriente ; basta que sea normalmente suficiente 

 para provocar el movimiento de la armadura, notando que la inscrip- 

 ción de la señal es contemporánea del instante de la separación de 

 q con p. 



Como por otra parte se sabe que la velocidad de la electricidad es 

 independiente de su fuerza, cualquieras sean las fuerzas relativas de 

 las pilas de línea de cada estación^ el tiempo transcurrido entre el 

 momento en que se apreta el manipulador y el de la inscripción de 

 la señal sobre la cinta del corresponsal, será siempre igual al tiempo 

 empleado por la electricidad para rendirse de una estación á la otra; 

 y se sabe que la influencia de este tiempo desaparece por completo 

 cuando se toma el promedio entre dos valores recíprocos de la lon- 

 gitud. 



Asi es que prescindiendo del error de observación, que no tiene 

 nada que ver con el aparato, se puede afirmar que el grado de preci- 

 sión dado por él será siempre igual al que pertenece á la lectura de 

 las señales sobre la cinta de papel, y como se llega á leer sin dificul- 

 tad el centesimo de segundo de tiempo sobre dicha cinta, concluiré- 



