ESPECIFICACIONES DE MATERIALES PARA TELÉGRAFOS 165 



papel de la rita en soportes con pié, una plancha de cohre parala tier- 

 ra y dos pararayos de una plancha para ambos como el ya descrito. 



Todo el aparato será de la mejor calidad, tanto por el material em- 

 pleado como por la obra de mano. 



Las bobinas deberán poder resistir á quinientas obms el par y i 50 

 ohms cada galvanoscopo. 



Los conmutadores, que son de una barra circular dividida en cua- 

 tro por medio de clavijas, conocidas por conmutadores suizos y consis- 

 ten de una base de ebanita arreglada de modo que dos pares de barras 

 de bronce que se adaptan á esta y cada par cruzándose á ángulo recto 

 pero cada uno aislado y provisto con un terminal. 



Cada conmutador tendrá dos clavijas perfectamente adoptadas de 

 modo que se produzca un buen contacto con ambas barras. 



El papel verde de la rita del sistema Morse será de tres octavos de 

 pulgada de ancho, uniforme, sin uniones, manchas, rasgaduras, polvo, 

 agujeros ó cualquiera otro defecto. 



Los rollos serán de ocho pulgadas de diámetro (incluyendo el cen- 

 tro de madera que tendrá dos) y la longitud será de cincuenta á cin- 

 cuenta y cinco yardas de cinta por onza. 



La tinta azul para el instrumento será de una conveniente consis- 

 tencia y se secará pronto en el papel Morse. 



Las cámaras de las baterías « Daniells » consistirán de una caja de 

 teak con terminales y cubierta completa, diez celdas vulcanitas, diez 

 celdas porozas y un terminal de zinc y otro de plomo. 



Las celdas poroza'] paralas cámaras de las baterías Daniells deben 

 ser semejantes alas j'^a especificadas. 



El cobre y el zinc unido por abrazaderas de cobre para fijar las 

 celdas porozas y las vulcanitas. 



Las celdas vulcanitas serán de la mejor clase. 



Las cajas vacías para baterías serán semejantes y corresponderán 

 á las ya descritas. 



Todos los instrumentos y accesorios serán construidos con materia- 

 les de primera clase y obra de mano perfectamente concluida y esme- 

 rada. 



Todos serán inspeccionados por el Ingeniero del Gobierno Argen- 

 tino ó sus agentes, que podrán rechazar cualquier instrumento qué 

 presente defectos. 



Las celdas deberán someterse á las pruebas siguientes: 



Las celdas vulcanitas serán llenadas con agua acidulada y se les 

 mantendrá así durante doce horas, sin que manifiesten pérdida alguna. 



