LAS UNIDADES 173 



OBSERVACIONES BAROMÉTRICAS 



Ejemplo de correcciones (Barómetro Fortín. — Diámetro del tubo 13,50 mm.] 



Temperatura del barómetro í =: 12 grados C. 



Lectura en el ápice del menisco. A = 762,50 ram A = 762,50 ram 



Lectura en la base del menisco. . . — B := 761,80 mm 



Flecha del menisco - / = 0,70 mm 



Corrección de capilaridad -\- ^G ■= 0,08 mm 



A reducir á cero grado C He ^ 762,58 mm 



Corrección de temperatura ' — Aí ;= 1,50 mm 



Altura á cero H^ ^ 761,08 mra 



Buenos Aires. . . de. . . de 18. . . á las. . . 



Firmado... 



Cálculo del peso del hidrógeno en el voltámetro de Berlín [para medir la 

 intensidad de una corriente eléctrica] 



P = V. K (H — /) miligramos 



Siendo V el volumen del gas hidrógeno húmedo en cm^ ; K un coeficiente dado 

 en seguida; H la presión atmosférica actual en milímetros de mercurio ; / la ten- 

 sión del vapor de agua acidulada al ^ de ácido sulfúrico, á la temperatura O á que 

 se halla el gas ; se toma la tensión del vapor de agua pura á [O — 1,5) grados C. 

 para valor de f. 



Valores de K 



Para 20 grados C K = 0,0001092 



» 21 » K = 0,0001088 



• » 22 » K =r 0,0001085 



» 23 » K = 0,0001081 



» 24 » K = 0,0001077 



>■> 25 » K = 0,0001073 



» 26 » K = 0,0001070 



» 27 » K = 0,0001066 



» 28 » K = 0,0001063 



» 29 » K = 0,0001060 



» 30 .-> K = 0,0001056 



