OBSERVACIONES HELIOMÉTRICAS 211 



Estas observaciones han sido emprendidas por mí en el local de 

 la Oficina Química y llevadas á cabo con la ayuda del ordenanza 

 Pablo Flores, que con una dedicación y escrupulosidad rarísima 

 en personas de su condición y que seha encargado de seguirlas con 

 un empeño muy superior á lodo elogio. El instrumento me fué 

 generosamente proporcionado por el D G*. j Davis, quien no me 

 permitió cubriese los gastos originados por la compra del aparato 

 y de los papeles heliográficos, como deseaba. Así, pues, deben con- 

 siderarse estas observaciones como propiedad de la Oficina Meteo- 

 rológica Argentina, bajo cuyos auspicios han sido emprendidas y 

 para cuya publicación he sido debidamente autorizado por su Di- 

 rector. 



El heliógrafo inglés ó de Campbell, es llamado también Sunshine 

 y es de construcción de la conocida casa de Negretli y Zambra. 

 Está formada por una esfera maciza de vidrio fija á un eje, el que 

 se dirije paralelamente al eje de rotación de la tierra y se dispone 

 en el meridiano del paraje de observación con una inclinación cor- 

 respondiente á la latitud del mismo. Es evidente que variando las 

 horas de cada dia, variara la posición del punto de concentración 

 de los rayos solares que hieren una parte de la superficie de la es- 

 fera mencionada con relación á la superficie de un papel compacto 

 dispuesto paralelamente á la superficie de la esfera misma y en po- 

 sición adecuada á las diversas estaciones. El calor concentrado de 

 los rayos solares determina la combustión del papel y deja un ras- 

 tro indeleble, ya continuo ó interrumpido, según el estado de nebu- 

 losidad del cielo. 



También se comprende que este rastro será más ó menos ancho, 

 según la intensidad de la luz solar que lo ha originado y en rela- 

 ción con la mayor ó menor transparencia del aire y altura del sol 

 sobre el horizonte del parage de observación. 



Renovando diariamente las tiras de papel sobre el que están tra- 

 zadas las horas de tiempo con relación al meridiano del lugar, se 

 consigue dia por dia, bajo la forma de una' línea curva, el surco 

 de combustión producido por el sol de la localidad. De esta ma- 

 nera se puede medir el número exacto de horas de sol de una loca- 

 lidad, y aún si se quisiera aproximadamente su intensidad. 



Este es el instrumento usado por nosotros y lo tenemos colocado 

 sobre la azotea de la Oficina Química (Moreno 330), á una altura de 

 30 metros sobre el nivel del rio y en paraje que recibe los rayos 

 del sol desde que aparece sobre el horizonte del rio hasta que se 



