24 Sternwarte in Bergedorf. 



Meteorologische Beobachtungen auf der Hamburger Sternwarte 



in Bergedorf im Jahre 1913. 

 Jahresbericht der Hamburger Sternwarte für das Jahr 1913. 

 Hambnrgischer Normalkalender für das Jahr 1915. 



VI. Beobachtungen. 



Das Objektiv des Großen Eefraktors wurde im März 1914 in 

 der Steinheiischen Werkstätte fertiggestellt. Nachdem eine von Prof. 

 Steinheil und dem Direktor dort vorgenommene Prüfung nach der 

 Hartmannschen Methode und an künstlichen Sternen ergeben hatte, 

 daß die Ausführung des Objektivs den gestellten Bedingungen ent- 

 sprach, wurde es nach Bergedorf gebracht und am 23. April in das 

 Fernrohr eingesetzt. Die ausführliche Untersuchung des Objektivs am 

 Instrument konnte im Berichtsjahre noch nicht zum Abschluß gebracht 

 werden, doch darf es nach den angestellten Prüfungen, namentlich liin- 

 sichtlich der Beseitigung der sphärischen Aberration, zu den besten der 

 vorhandenen großen astronomischen Objektive gezählt werden. Im Brenn- 

 punkt sind die Bilder vollständig rund und auch die Definition auf 

 Planetensclieiben ist sehr gut. Eine Prüfung an Doppelsternen hat bisher 

 eine einwandfreie Trennbarkeit bis 0'.'35 ergeben. 



Das Objektiv hat eine freie Öffnung von 600 mm und eine Brennweite 

 von 9.06 m. Die „technische Konstante" hat sich zu T = 0.15 ergeben. 



Nach einer mehrfachen Bestimmung der Instrumentkonstanten des 

 Refraktors (Aufstellungsfehler, Winkehvert der Mikrometerschraube usw.) 

 begann Dr. Graff im Herbst des Berichtsjahres eine Beobachtungsreihe 

 zur Aufstellung eines Verzeichnisses der Orter, Helligkeiten und Farben 

 aller Plejadensterne zwischen 3"0 und 13"5 innerhalb der Grenzen des 

 Wolfschen Verzeichnisses. Zunächst wurde eine photometrische Durch- 

 messung der Ple Jadenliste von Müller und Kempf (A.N. 150.193) mit 

 einem von Dr. Graff angegebenen Keilphotometer (Zeitschrift für Instru- 

 mentenkunde 35.1) ausgeführt. Aus diesen Messungen, die mit zwei 

 gänzlich verschiedenen sorgfältig untersuchten Keilen vorgenommen wurden, 

 ging die außerordentliche Zuverlässigkeit der Potsdamer Plejadenhellig- 

 keiten im Gegensatz zu den amerikanischen Größenwerten hervor; deshalb 

 soll für die Helligkeitsbestimmungen das Potsdamer System zugrunde 

 gelegt werden. Ende 1914 waren ungefälu' 200 Sterne des "Wolfschen 

 Verzeichnisses gemessen, wobei dessen untere Helligkeitsgrenze zu etwa 

 IS^M festgestellt wurde; kaum ein Dutzend der Wolfschen Sterne dürfte 

 merklich unterhalb dieser Grenze liegen. Die schwächeren Sterne der 

 Hertzsprungschen Liste (A.N. 199.247) sind jedenfalls um eine Größen- 

 klasse zu schwach angegeben. 



