- 31-i — 



la temperatura del agua en ehullicion. Conociendo la relación 

 que existe entre la tem|)ei'atura de eJiullicion y la ¡¡resion 

 atmosférica, se lian calculado tablas para conversión de grados 

 do temperatura en milímetros de presión. 



Com[iárese el liipsómotro empleando las tablas mencionadas 

 en dii'crenitís altiu'as con un bni'óinetro de mci'curio. De este 

 modo so obtiene una corrección en el número de grados tino 

 en cada caso indica; construyase sobre papel milimétrico una 

 curva con los grados de ebullición de abscisa y las correccio- 

 nes de ordenada, pudiendo de este modo sacar la con-eccion 

 correspondiente á cada punto de la graduación. 



Llénese el recipiente hasta la mitad con agua destilada, 

 cuídese (|uo el globo del termómetro no loque al agua en ol 

 recipiente y tampoco á las paredes del tubo metálico [lor el 

 cual pasan los vapores del agua hervida. Manténgase una 

 llama pequeña en la lámpara de alcohol, evitando que las par- 

 tes metálicas se calienten de golpe y conduzcan calor directa- 

 mente al termómetro. 



llAHdNUC'riiO ANKa()U)lí 



Deben llevarse los mejoi-es bai'ometros aneroides que se 

 puedan procurar; los más baratos y ordinarios se dos- 

 componen fácilmente en el viaje y no tienen marclia cons- 

 tante: se debe preferii' los que son compensados para temjie- 

 ratura. 



Compáreselos, con la mayor frecuencia posible y en alturas 

 diferentes, con el barómetro de mercurio ó con el hipsómetro, 

 obteniendo una corrección por cada comparación. 



Construyase sobre {lapel milimétrico, con el tiem[)0 (mes, 

 (lia y hora) de abscisa y las correcciones obtenidas de ordena- 

 da, una curva de corrección (entre cada punto se puede prác- 

 licamenle tirar lineas rectas). Con esta curva se ol)tieno para 

 cual(|uier época la con-eccion coi'i-cspondienlo, con la cual se 

 aumenta ó disminuye la presión, dii'ectamonle leida síjlirc el 

 aneroide. 



Toda observación barométrica se reduce á la lonq)Oi'atura 

 do O", con barómetro mercui'io, empleando la tabla de correc- 

 ción con ai'gumento: lemperatiu'a y presión atmosférica (labia 1) 

 y con barómetros aneroides, ó directamente conociendo por 

 experimentos ejecutados la marcha del aneroide en relación á 

 la temjiei'atura, ó indirectamenle habiendo comparado los dalos 



