— 315 — 



del aneroide con los de un barómetro de mercario, i'cducjdos 

 á O'', ó con los de un liipsómetro, para el cual las tablas 

 (tabla IX) dan la presión atmosférica expresada en milímetros 

 de mercurio de temperatura O". 



Con los barómetros de mercurio hay también que efectuar 

 una corrección pequeña jior la depresión capilar, especial- 

 mente cuando el instrumento empleado tiene un diámetro inte- 

 rior pequeño. 



Esta corrección está dada en la tabla II con argumentos : 

 altura de la cúpula causada por la capilaridad y el diámetro 

 interior del tubo de vidrio; es consiguiente que la corrección 

 es ])ositiva. 



Ejemplo: 1. Corrección del barómetro de mercurio 



DARÓMI5TR0 FORTÍN 



Diámetro de\ tubo = 10 mm. 



Altura (le cúpula = 1,20 » 



Temperatura del instrumento. = -f 15» Celsius. 



Presión observada 6.55,20 



Corrección por depresión capilar. -(- 0,.35 Tabla Jl 



0.55,.55 

 lleduccion al O» —1,00 Tabla! 



Presión corregida 053,95 mm. 



Ejemplo: 2. Corrección del Hipsóvietro 



Se ha hecho hervir en un hipsómetro de Negretti y Zambra 

 agua destilada y encontrado la temperatura de ebullición =97,25"; 

 al mismo tiempo la presión atmosférica observada con un ba- 

 rómetro mercurio corregida y reducida al O" es G8G,34 mm. 



En la tabla IX vemos que 68G,34" mm. de presión corres- 

 ponde á 97,18" 



El hipsómetro dio... 97,25" 



— 0,(^7" = corrección del hipsómetro, 

 correspondiendo á 97,25". 



Haciendo esta comparación en diferentes alturas, so obtienen 

 correcciones correspondientes á diferentes números de gi'ados 

 de ebullición y "se puede construir la curva de corrección del 

 hil)sómetro empleado. 



