— 59 — 



d'une hauteur d'un mètre, entre deux rainures verticales qui 

 le guident. Ce poids porte deux pièces métalliques isolées. 

 La première est une tige de fer verticale, ayant 40 cent, de 

 longueur. Son extrémité supérieure communique par un fil 

 flexible avec l'un des pôles de la pile. Lorsque le poids 

 tombe, cette tige vient s'enfoncer dans une éprouvette con- 

 tenant du mercure, lequel communique avec Tautre pôle de 

 la pile. Le circuit se ferme donc au moment où la tige ren- 

 contre le mercure, et ce moment est déterminé, quand on 

 connaît la distance du niveau du mercure à l'origine du 

 mouvement. On fait varier cette distance en ajoutant ou en- 

 levant du mercure. 



La seconde pièce portée par le poids est un ressort d'acier 

 qui communique avec un point du circuit par un fd flexible. 

 Un autre point du circuit communique par l'intermédiaire 

 d'un galvanomètre avec une plaque métallique isolée et fixée 

 au bâtis de l'appareil. Lorsque le poids tombe, ce ressort 

 touche la plaque fixe pendant -^ de seconde environ, et une 

 dérivation temporaire s'établit par le galvanomètre entre 

 les deux points du circuit que l'on considère. 



On peut ainsi produire une dérivation d'une durée inva- 

 riable, à une époque quelconque comptée à partir de la fer- 

 meture du circuit, cette époque étant déduite de la hauteur 

 du mercure dans l'éprouvette. 



Pour que la dérivation temporaire ne troublât pas l'état 

 du circuit, j'ai employé un galvanomètre à fil long (30000 

 tours). Cependant un galvanomètre ordinaire peut servir à 

 vérifier les propositions suivantes : 



L Lorsque l'intervalle de dérivation est rectihgne, la dé- 

 viation du galvanomètre croît d'une manière cou liane à me- 

 sure qu'on fait croître le temps qui s'écoule entre la ferme- 

 ture du circuit et l'époque de la dérivation. Cette dérivation 

 est une fonction du temps seul, laquelle est la même, quelles 

 que soient la place de la dérivation dans le circuit et celle 

 du point de fermeture. 



2. Lorsque Tintervalle de dérivation est enroulé en bo- 

 bine, la déviation du galvanomètre croit d'abord très-rapi- 

 dement, atteint un maximum, puis décroit d'une manière 

 continue, à mesure que l'on fait croître le temps qui sépare 



