— 182 — 



Sur un nouveau réophore, par M. Cazin. 



Les galvanomètres et rhéomètres ordinaires, fondés sur 

 l'action du courant sur un aimant, donnent des indica- 

 tions qui sont à peine proportionnelles à l'intensité du 

 courant. L'électro-dynamomètre de Weber et la balance 

 électro-dynamique que j'ai construite en 1864, donnent 

 les carrés de l'intensité ; ils sont donc bien préférables. 



Dans les recbercîies que j'ai entreprises sur les électro- 

 aimants, d'après la méthode décrite dans la note précé»- 

 dente, les forces que l'on mesure sont à peu près pro- 

 portionnelles aux carrés de l'intensité du courant. En 

 outre, elles exigent un courant assez intense, et une 

 grande constance de ce courant. Il fallait donc faire 

 usage d'un rhéomètre ayant le même degré de sensibilité 

 que l'appareil mesurant les forces en question^ et pouvant 

 servir à maintenir l'iûlensité constante, à l'aide d'un 

 rhéostat placé dans le circuit. Il importait, à ce dernier 

 point de vue, que ce rhéomètre prît rapidement l'équi- 

 libre, afin qu'on pût suivre; le rhéostat à la main, les 

 variations du courant. 



J'ai imaginé un appareil très-simple, que tout le monde 

 peut réaliser, à très peu de frais. 



Un cylindre de fer doux est suspendu verticalement 

 au fléau d'une balance ordinaire et équilibré. Il est en- 

 touré d'une bobine fixe, dont le fil est traversé par le 

 courant, de façon que cette bobine attire le cylindre de 

 fer. Au-dessous, et sur la même verticale, est placé un 

 électro-aimant recliligne fixe, et le courant le traverse 

 dans un sens tel qu'il repousse le cylindre de fer. De 

 cette manière ce cylindre est en présence de deux forces 

 antagonistes, l'attraction de la bobine supérieure et la ré- 

 pulsion de l'électro-aimant inférieur, et il prend une po« 

 sition d'équilibre stable, qui incline le fléau de son côté. 

 En mettant des poids dans le bassin de la balance, de 

 l'autre côté, on rétablit l'horizontalité du fléau, et les 

 poids sont à peu près proportionnels aux carrés de l'in- 

 tensité du courant. 



