cxv 



reil est conslilué par deux boites métalliques fermées. Ces boites, de 

 même capacité, se trouvent juxtaposées et leur fond est formé par 

 des glaces. On y verse d'abord une certaine quantité de poudre 

 d'iode puis une quantité égale d'ammoniaque de manière à laisser au- 

 dessus des liquides deux espaces vides de même volume. L'iode 

 réagissant sur l'ammoniaque donne, en quelques minutes, au fond 

 du vase, deux minces couches d'iodure d'azote. Deux miroirs tournés 

 l'un vers une lampe étalon, l'autre vers la lumière diffuse de l'atmo- 

 sphère, réfléchissent ces lumières sur le fond de chacun des réci- 

 pients métalliques clos. La variation de l'intensité chimique donne 

 lieu à un dégagement proportionnel d'azote. Il en résulte une aug- 

 mentation de pression dans chaque chambre à air. Un manomètre 

 différentiel reliant ces deux chambres indique par la différence de 

 niveau l'inégalité des intensités chimiques. La quantité dont il faut 

 éloigner ou rapprocher la lumière étalon pour obtenir l'invariabilité 

 du niveau manométrique mesure l'énergie chimique de la lumière 

 comparée. 



Actinomètre aux sels d'argent, — Une bande de papier sensibilisée 

 à l'azotate d'argent est placée dans un écran que l'on retire d'une 

 même longueur dans l'unité de temps. Le papier offre alors une 

 série de teintes de moins en moins foncées correspondant à des 

 durées d'exposition parfaitement connues. Le temps nécessaire pour 

 obtenir la teinte type, choisie comme teinte de comparaison, donne 

 la mesure de l'intensité photo-chimique de la lumière. Cet appareil 

 est dii à Bunsen et Roscoë. 



Adinomètre enregistreur aux sels d'argent. — Bunsen et Roscoë ont 

 construit un enregistreur actinométrique discontinu. Dans cet appa- 

 reil une bande de papier sensible est exposée toutes les heures auto- 

 matiquement aux rayons solaires pendant des intervalles de temps 

 croissant de deux à trente secondes. Par les temps de pluie, l'appa- 

 reil est abrité sous une cage de verre dont le pouvoir réducteur est 

 connu. 



Actinomètre enregistreur au ferrocyanure depotassium. — M. Craveri 

 a créé un actinomètre enregistreur qui donne, avec l'indication du 

 nombre d'heures de soleil, une appréciation de l'énergie actinique 

 tombant sur un sol horizontal. L'appareil est constitué par une boîte 

 dans laquelle se meut, par le moyen d'un mécanisme d'horlogerie, 

 une roue verticale de 60 centimètres de circonférence. Autour de cette 

 roue est enroulée une bande de papier au ferrocyanure de potas- 



