CXVI 



siiim. Un orifice circulaire langent à la roue est praliqué dans le 

 couvercle supérieur de la boîle. L'effet photo -chimicj[ue produit à 

 chaque instant de la journée sur le papier sensible est proportionnel 

 à rintensilé de la radiation envoyée directement par le soleil, ou 

 rayonnée de tous côtés par le ciel. 



Aclinomèlre chimique de M. Marchand. — Un flacon de verre d'une 

 capacité de 100 ce. est recouvert d'une couche de vernis noir. Tou- 

 tefois l'une des faces larges présente, à une faible distance du fond, 

 une ouverture circulaire par laquelle peut pénétrer la lumière. 



On met dans le flacon : 



10 ce. de perchlorure de fer liquide à 24° B. saturé d'acide carbo- 

 nique. 



20 ce. d'une solution d'acide azolique saturée d'acide carbonique. 



70 ce. d'eau gazeuse (solution saturée d'acide carbonique). 



La solution d'acide azolique est à 50 p. 100. 



Sous l'influence des radiations chimiques le perchlorure de l'acide 

 chlorhydrique devient libre et l'acide azolique se transforme en 

 acide carbonique. 



La quantité de ce gaz produit est mesurée dans une cloche graduée 

 remplie de glycérine. 



Les différents actinomètres que nous venons de passer en revue 

 ont conduit à des résultats fort intéressants. Toutefois l'appareil à 

 chlore et hydrogène est d'une manipulation délicate, ce qui ne lui 

 permet pas d'entrer dans le domaine des observations courantes. La 

 balance photométrique nécessite l'emploi d'un explosif d'un manie- 

 ment dangereux, l'iodure d'azote. L'aclinomètre aux sels d'argent 

 ne mesure l'intensité chimique que d'un moment et demande la pré- 

 sence constante de l'observateur. Dans l'appareil à acide carbonique, 

 la réaction ne marche régulièrement que tant qu'il ne s'est dégagé 

 qu'une petite quantité de gaz. Quant aux enregistreurs automatiques 

 à l'azotate d'argent et au ferrocyanure de potassium, leur prix élevé 

 les élimine forcément de la pratique courante. 



11 y avait donc lieu de réaliser un actinomètre d'une manipulation 

 simple et pouvant mesurer l'intensité de la radiation pendant un 

 temps assez long. 



L'actinomètre que nous avons fait construire et dont nous allons 

 donner la description, nous paraît remplir ces différentes conditions. 

 On peut l'appeler aclinomèlre lolalisateur. Nous verrons pour quelle 

 raison. 



