CXVII 



Jl se compose essentiellement d'une chambre en bois de forme rec- 

 tangulaire et allongée, recouverte d'une armature en cuivre nickelé, 

 mesurant à l'intérieur 30 centimètres de longueur sur 3 de largeur 

 et 2 d'épaisseur, ouverte à une extrémité pour que la lumière pénè- 

 tre. Celte chambre est noircie à l'intérieur. Contre lune de ses parois 

 s'applique intérieurement une bande de papier sensible. Pour cela, 

 cette paroi est mobile et peut être assujettie, une fois le papier mis 

 en place, par des loquets dont le mentonnet est iîxé aux parois adja- 

 centes. 



Sur l'ouverture de la chambre est posée une feuille de verre dépoli 

 qui diffuse la lumière dans l'intérieur. Ce verre est maintenu latéra- 

 lement par deux petits ressorts attachés aux parois. Il s'enlève pour 

 changer l'appareil. 



Un socle, présentant un écrou à sa partie inférieure, permet de 

 placer l'actinomètre verticalement sur une table ou de le fixer dans 

 cette position sur le pied d'un appareil photographique. 



Des consoles, avec vis de serrage, disposées aux angles externes 

 de la chambre, à une faible distance au-dessous de l'ouverture, sou- 

 tiennent, en cas de pluie ou d'humidité, une cloche de verre qui 

 forme comme un toit sur lequel ruisselle l'eau. 



Pour une observation, après avoir introduit dans la chambre une 

 feuille de papier sensible, on expose l'appareil à l'endroit choisi, 

 l'ouverture dirigée vers le zénith. Le papier noircit à la lumière jus- 

 qu'à une distance de l'ouverture qui dépend de l'intensité de cette 

 lumière et de la durée de son action. 



Les dimensions intérieures de la chambre de notre aclinomètre 

 sont telles, qu'en faisant usage du papier Lumière au citrate d'argent 

 pour épreuves photographiques, il peut totaliser les intensités de la 

 radiation chimique d'une journée d'été dans la zone tempérée. On 

 comprend qu'en modifiant convenablement l'épaisseur de la cham- 

 bre, on obtienne le même résultat dans une autre zone. 



La longueur de la chambre étant, comme on le sait, de 30 cen- 

 limères, nous avons gradué celle-ci au demi-centimètre, ce qui nous 

 a donné un nombre considérable de valeurs de la radiation. Nous 

 avions une deuxième raison pour graduer notre chambre au demi- 

 centimètre, c'est que, dans notre zone, la radiation y noircit dans 

 une journée d'hiver environ un demi-centimètre de papier. 



Nous devons faire savoir maintenant comment nous avons procédé 

 pour établir cette graduation. 



I'rocès- Verbaux 1905 . 8* 



