288 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



Per poter assegnare in seguito il grado di precisione della mia 

 deberminazione fa d'uopo che io dica qualclie parola sul modo col 

 quale farono tratte dalle osservazioni e calcolate le riduzioni dei 

 valori osservati delle dnrate d'oscillazione : ricordo che le costanti dei 

 qnattro pendoli nella determinazione esegnita a Padova, risiiltarouo : 



Peudolo 



32 : S„ =: 0^5075914 ± 8 X 10"' 



33 : S„ = 0,5076220 ± 9 >( lO"'' 



34 : S„ == 0,5075143 ± 9 >< 10^' 



35 : S„ z= 0,5076943 ± 8 X 10"^ 



x = (44,20 ±0,41)10-'; y = (694 ± 6) 10" 



x=: (44,97 ±0,46)10-'; 2/ = (656 ± 7)10" 



X — (44,83 ± 0,46)10-'; y = (692 ± 7)10" 



X = (42,99 ± 0,43)10-'; y — (294 ± 6)10- 



I. Riduzione a secondí di tempo medio. — Come giá fu detto altrove, 

 le osservazioni delle coincidenze fiirono riferite mediante confronti 

 al pendolo Eegolatore, a tempo medio, dell'Osservatorio di La Plata : 

 l'ottima istallazione di questo pendolo fa si che esso conservi in 

 genérale una grande regolaritá di fnnzionamento, talché il suo anda- 

 mento diurno sembra risentire in modo apprezzabile e semx^re ben 

 determinato solo le forti variazioni di temperatura e di pressione; 

 per lungo tempo oramai esso é rimasto sotto la diretta osservazione 

 del professore Eafíinetti, il quale personalmente e sempre quando il 

 tempo lo permette esegue con lo strumento dei passaggi, e con tutte 

 le avvertenze oggi consigliate^ le determiuazioni del tempo lócale. 

 Kiporto, qui sotto, le correzioni assolute (K) e diurne (Ix), rispetto al 

 tempo medio, del Eegolatore determínate in prossimitá e durante le 

 mié osservazioni di gravita dal professore Eafitinetti : 



« 



1905 (ora media civile ^ ^l'^ circa) 



;8 K^ — 6""20^92 l'=z — 0,323 



Giugno S 15 K = — 6 23,18 k = — 0,407 



19 K= — C) 21,81 l: = — 0,318 



Luaiio 



V 1 K = — G 28,64 ]£z= — 0,463 



{á K = — 6 30,03 



Xel periodo invernarle l'andamento diurno medio del pendolo do- 

 veva essere di circa — 0'40, e tale valore appunto io credetti oppor- 

 tuno di adottare dietro l'autorevole consiglio del i)rofessore Eafíinetti. 

 Sarei propenso a credere che l'errore medio di questo valore sia tra- 

 scurabile ma, per voler essere pessimista (piuttosto che alia mia 

 determinazione si assegni dai competenti un grado di precisione 



