bouche du sujet, et, en même temps, on ouvre le robinet. 

 Le sujet prolonge l'expiration autant qu'il le peut, et, au 

 moment où elle cesse, l'écoulement s'arrête. On ferme 

 rapidement le robinet. L'air de la respiration a repoussé 

 l'eau du vase A qui s'est écoulée dans le vase B, et le 

 chifFre correspondant au niveau de l'eau exprime le vo- 

 lume de l'air expiré. 



Grâce au fonctionnement du siphon, l'expiration se fait 

 sans effort, sous l'unique influence de l'air atmosphé- 

 rique pressant sur les parois du thorax; l'air contenu 

 dans le poumon s'écoulant comme l'eau du siphon est, 

 en réalité, aspiré par le vase A, et le poumon se trouve 

 ainsi vidé plus complètement que par l'expiration la plus 

 énergique. 



Cet appareil a été mis en usage pour constater la capa- 

 cité aérienne aux différentes périodes de la Tuberculose 

 pulmonaire. 



On peut faire ainsi un tracé graphique sous forme d'une 

 courbe indiquant chaque jour, l'étendue du poumon 

 propre à l'hématose ; les oscillations de cette courbe tra- 

 duisent les modifications des lésions en plus ou en moins. 

 L'appareil peut servir au diagnostic de l'Emphysème 

 pulmonaire, en mesurant la masse du poumon inutile 

 pour l'hématose dans laquelle l'air ne se renouvelle pas. 



Il permet d'apprécier le volume des épanchements pleu- 

 rétiques et les variations qu'ils subissent après l'applica- 

 tion des vésicatoires, l'administration des purgatifs et des 

 diurétiques, ou après l'opération de la thoracentèse, 

 comme on peut le voir dans des tableaux que M. Dupont 

 a mis sous les yeux de la Société. 



L'appareil de M. Dupont offre encore cet avantage, que 

 l'on peut facilement recueillir l'air expiré pour en faire 

 l'analyse. 



Ce travail a été fait à la maison de convalescence de 

 Vincennes, dans le service de M. le D'" Du Mesnil. 



Afin d'éviter l'erreur qui pourrait être produite par la 

 dissolution de l'acide carbonique, on peut, au préalable, 

 couvrir d'une couche d'huile la surface du liquide contenu 

 dans le vase A' ; de plus, le ménisque jaune formé par 

 cette couche, rend la lecture de la graduation plus facile. 



