~- 75 — 



1 cent, de diamètre ; ce tube plonge jusqu'au fond et est 

 coiffé à son extrémité inférieure d'une enveloppe de tar- 

 latane à mailles fines destinée à réduire en petites bulles 

 le courant d'air qui doit barboter dans l'éther. En haut, 

 le tube se continue avec un tube de caoutchouc muni 

 d'un robinet avec une embouchure. Le bouchon contient 

 une ouverture pour laisser sortir l'air saturé d'éther. A 

 la partie inférieure, l'éprouvette est graduée de zéro à 

 6 cent, cubes ; or, 3 cent, cubes sont contenus exactement 

 dans le tube de 2 mill. Dans l'éprouvette est plongé un 

 thermomètre. 



Voici comment on apprécie la capacité pulmonaire : 

 On verse de l'éther dans l'éprouvette et l'on évapore en 

 soufflant par l'embouchure jusqu'à ce que le thermomètre 

 soit à zéro ; on ajoute de nouveau de l'éther pour affleurer 

 le zéro de la graduation. Le sujet fait alors une grande 

 inspiration, puis adaptant l'embouchure sur ses lèvres, 

 prolonge l'expiration autant qu'il le peut; celle-ci ter- 

 minée (le thermomètre est resté à zéro ou un peu au- 

 dessous), on lit sur la graduation la quantité d'éther éva- 

 poré. Si le niveau de l'éther ne coïncide pas avec une 

 graduation de l'éprouvette, on aspire dans le tube de 



2 mill. jusqu'à ce que le niveau de l'éther affleure la gra- 

 duation. Lisant alors sur l'éprouvette, puis sur le tube, 

 on obtient ainsi les cent, cubes et fractions de cent, 

 cubes d'éther évaporés. 



A la température de zéro un litre d'air est saturé par 

 1 cent, cube d'éther ; dans une expiration de 3,500 c. on 

 évapore à zéro 35 mill. cubes d'éther. Le tube de 2""™ con- 

 tient 3 cent, cubes et répond à 3 litres d'air; chaque 

 fraction de 1 cent, à 58 cent, cubes ; on peut donc appré- 

 cier le volume de l'air expiré à 58 cent, cubes près. 



La résistance de l'éther au passage de l'air étant très 

 faible, l'effort de l'expiration est presque nul, et le malade 

 peut expirer presque en totalité l'air contenu dans son 

 poumon. 



Cet appareil cet facile à construire et d'un prix peu 

 élevé. 



M. Moutier fait la communication suivante ; 



