* 



il 



178 



Entretanto ha pasado casi un ano, sin que la impresion 

 de la obra del Censo sehaya concluido, y el material de que 

 dispoiria al escribir la memoria citada, ha aumentado consi- 

 derablemente. Esta doble razon me ha impulsado a volver 

 aqui sobre la mismatarea, tanto mas interesante, cuanto que 

 esos datos son los primeros de esta categoria que se publi- 

 can sobre Cordoba y la zona sub-tropical de Sud-America en 

 general. Asimismo, esta publicacion me proporciona la sa- 

 tisfaction de dar a conocer, aunque someramente, algunos 

 de los trabajos que se ejecutan en la Oficina Meteorologica 

 de la Provincia, cuya direccion honorifica se ha dignado con- 

 fiarme el Gobierno de la misma. 



A. 



La HLUV1A 



Los datos que voy a presentar, se han conseguido rae- 

 diante un pluviografo, sistema Hottihger establecido en la 

 Olicina Meteorologica de la Proyincia, calle Santa Rosa 



421 n/n. 



Al principio, el aparato funcionaba con mucha precision : 



sin embargo, poco a poco ha ido disminuyendo la elastici- 

 dad de sus espirales de bronce, y las modificaciones que se 

 hacian necesarias para contrarestar ese relajamiento de los 

 resortes, le han quitado macho de su sensibilidad. Hoy no 

 acusa cantidades inferiores a 0.5 milimetros, y se requiere 

 una atencion personal constante para completar las indica- 

 ciones automaticas, maxime en el invierno durante las ga- 

 ruas, que a veces dan apenas 0.1 milimetro de precipita- 

 tion en 1 6 2 horas. 



La division milimetrica en el papel del cilindro vertical 

 giratorio no esta en buena armonia con la superficie de la 

 boca receptora del aparato : el factor de reduction aplicado 

 a las indicaciones del registro ha oscilado entre 0.80 y 0.85 



