186 



1 . Perioclo diurno do la velocidad del viento 



\ 





embargo, el bajo precio del aparato y su construccion senci- 

 11a y solida a la vez, ban sido razones decisivas para su ad- 

 quisicion. 



El anemometrografo funciona sin interrupcion desde el 1° 

 de .Diciembre de 1888: los resultados que estamos por pu- 

 Micar, corresponden a este mes y a los ailos completos de 

 1889 y 1890, en suma 25 meses. En vista de la gran regu- 

 laridad con que se verifican en nueslra zona los fenomenos 

 periodicos, se puede decir que los resultados publicados son 

 una buena aproximacion a la verdad. 



* 



: 



La tabia X contiene el resumen de las velocidades que se 

 ban observado en las distintas boras, expresadas en metres 

 por segundo. Ileproducimos la velocidad media por meses, 

 por las cuatro estaciones del ano y por ano. 



Lascifras absolutas del cuadro estan afectadas de las si- 



guientes imperfecciones : 



a) Son desconocidas la constante de friccion y la constante 



general del aparato. Se considera como espacio recorrido por 

 el viento el triple del camino que describen los centros de 

 las semi-esferas, segun las indicaciones, aunque equivocadas, 

 podemos decir hoy, de Robinson. De este defecto padecen 

 casi todas las publicaciones que se ban hecho hasta ahora 

 sobre la velocidad del viento. 



b) Debido a un entorpecimiento del engranaje de las rue- 

 das de trasmision, la velocidad en algunos meses, ha resul- 

 tado mas pequena de lo que debia ser. 



Se comprende que estas circunstancias mencionadas no 

 mfluyen en la relacion que hay entre las velocidades de las 



distintas horas. 



El viento tiene su velocidad minima entre media noche y la 



salida del sol, en el promedio del ano entre :5 a. m. y 5 a. m., 





/ 





i 









