334 



natorio, cuyo limbo vertical esta dividido en grados enteros, 

 de los que se aprecian los decimos a simple vista 6 con mi 

 lente de aumento. La disposition del aparato es tal que, 

 medida antes la declinacion y acomodado el inclinatorio sin 

 mover ei instrument©, la aguja vertical oscila de suyo en el 

 piano del meridiano niagnetico. De esta manera se ahorra 

 un tiempo precioso que se gasta generalmente en la orien- 

 tation de otros inclinatorios. 



Las dos agujas de inclination I y II tienen un largo de 

 1 15 mm. y sus dos extremidades se distinguen por las letras 

 AyBgrabadas en una de sus caras, mientras que la otra 

 no ostenta marca alguna. Acompaiianel aparato 2 imanes en 

 forma de barra y otros accesorios a fin de cambiar los polos 

 de las agujas durante la observation. 



Cada inclination determinada con una aguja es el resul- 

 tado de 64 distintas lecturasque se han hecho, sin exception, 

 en este orden : 



.\ 



1- 4 

 5- 8 

 9-12 

 13-16 

 17-20 

 21-24 

 25-28 

 29-32 



Polo Norte 



Limbo 



Marca de 



1NCLINACION 



de la aguja 



vertical 



la 



aguja 



Extremidad Extremidad 



A 



E 





E 



superior inferior 



A 



E 





W 





A 



W 





E 





A 



W 





W 





B 



w 





W 





B 



w 





E 





B 



E 





W 





B 



E 





E 





Los valores asf determiuados que van en seguida, ne ce- 

 sitan tambien de correcciones que han ido aumentando poco 

 a poco. Atribuyendo la disrninucion de concordancia que se 

 noto despues de algunos viajes, a un deterioro de los ejes 

 de las agujas, se mandaron estas a Europa para su arreglo 

 y se encargaron dos mas (lily IV). Sin embargo, subsistia 

 el defecto que, indudablemente, proviene de que por los 



. 



