f ■ 



335 



< 



sacudimientos inevitables del trasporte, los tornillos de cor- 

 reccion de los soportes de la aguja se aflojan, lo cual produce 

 la falta de horizontalidad do las pequenas planchas de agata 

 que sostienen el eje de la aguja. Por falta de un nivel espe- 

 cial, este defecto no se ha podido remediar antes de principiar 

 las observaciones. 



No 

 1 



2 

 3 



4 



5 



6 



7 

 8 

 9 



10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 



16 



17 



Localidad 



Cordoba 



Villa Maria 



Chanares 



Oncativo 

 Laguna Larga 

 Rio 2° 

 Totoralejos 

 Cos qui a 



Alio Fecha 



1884 Octubre 28 



_ - 28 



— Diciembre 28 



— — 28 



Marzo 28 



Enero 14 



— 15 



Abril 3 



— 3 



Mayo 24 



— 24 



— 25 



1886 

 1887 



188 



1886 

 1887 



Abril 



Mayo 



Febrero 



Marzo 



5 



26 



27 

 17 

 17 



Aguja 



I 

 II 



I 

 II 



I 



I 

 III 



I 

 II 



I 

 II 



I 



I 



I 



I 



II 



III 



Inclination 



27°27'4 



44'0 



31'7 



55'5 

 28'4 

 15'2 

 31'9 

 28°35'9 



30'1 



28 



41'6 



37'8 



28°4'5 



28°9'9 



27°59'1 



25°47'6 



27°44'8 

 58'7 



■ 



G. La intensidad horizontal 



Mediante dos botones y un tornillo de presion, se coloca 

 encima de la tapa de la brujula de declinacion y normal al 

 meridiano magnetico, una regla de madera dura en cada una 

 de cuyas extremidades se encuentra un sistema de dos 

 imanes de dureza desigual a fin de compensar las variaciones 

 de su momento magnetico debidas a la temperatara. 



Esta regla, denominada deflector, desvia la aguja hori- 

 zontal en un sentido del meridiano, y en el sentido opuesto 

 cuando se invierte el deflector, trasladando su extremidad 

 oriental al Oeste y la occidental al Este. La lectura del angulo 

 se efectiia haciendo girar la brujula hasta que la aguja des- 



. 



