

339 



uiiido a la aguja y provisto de tornillos depresion, tin espejo 

 vertical que es equilibrado, del otro lado, por im pequeno 

 contrapeso corredizo en un tornillo largo. 



El error medio de una determinacion del azimut en la 

 columna especial de la OficinaMeteorologicade la Provincia, 

 ha sido de +0 ' 12, en los viajes entre '26 y 1 ' 1 6, notan- 

 dose grandes discrepancias prefercntemente en los casos 

 que era necesario to mar para miras, las esquinas de casas, 

 de puertas 6 de ventanas, cuyos contornos aparentes van'an 

 segun la posicion del sol y con la soinbra que reciben. Algo 

 ha influido tambien el que no se llevaba, en estos viajes, el 

 cronometro, sino un buen reloj de bolsillo, Dresdener Glas- 

 hutte num. 13373, aunque su marcha ha sido, en general, 

 muy satisfactoria. 



Cada determinacion de la declinacion de los que siguen, 

 es el resultado de 12 observaciones 6 24 lecturas en el orden 

 siguiente: 



Aguja derecha (6 marca arriba): 3 observaciones (6 lectu- 

 ras), levantando y bajando cada vez la aguja y frotando sua- 

 vemente la tapa de la brujula con un aparatito especial de 

 marfil a fin de destruir la influencia del roce. 



Aguja invertida (6 marca abajo): 6 observaciones como 

 antes. 



Aguja derecha (marca arriba): 3 observaciones. 

 Antes y despues de esas observaciones 2 veces visuales a 

 la mira. 



La observation se hace mediante el anteojo, cuando coin- 

 ciden el hilo vertical del reticulo con su imagen reflejada 

 por el espejo de la aguja. 



Para la determination del tiempo por alturas del sol, 

 hemos empleado un circulo de reflexion, sistema Pistor y 

 Martins, trabajado por la conocida casa de Wanschaff de 

 Berlin. El instrumento tiene un circulo de 26 cm. de dia- 

 metro y da directamente los 10". 



