

f— J 



■B 





347 







coo las que se calculaba el tiempo aecesario para una osci- 

 lacion con una precision de s 0001 . Conocida por la observa- 

 cion la araplitud inicial y final, ese tiempo se ha reducido a 

 arcos de oscilacion infinitamente pequeilos. Generalmente 

 se ha observado, antes 6 despues, la torsion, a pesar de que 

 resultaba muy constante, pues en una vuelta entera del hilo 

 (360°) el angulo de torsion variabade 0°29 a 0°32. 



2° Las deflexiones. — .Despues de determinadas las cons- 

 tantes del aparato, nos hemos limitado a observar las 

 deflexiones a una sola distancia del iman, a la de 200 mm. , 

 en el orden siguiente : 



Meridiano, temperatura, hora y minutos. Luego : 



1) [man al E., polo Norte al E. 5) = 4. 



2) iman al W. ; polo Norte al E. 6) = 3. 



3) Iman al W., polo Norte al W. 7 



4) Iman al E., polo Norte al W. 8) = 1 . 



Hora y minutos, temperatura, meridiano. 



El valor medio del angulo de deflexion que arrojan las 8 

 observaciones, cada una con lectura de los dos nonius, se 

 ha corregido por desigualdad de los angulos, cuando era 

 necesario, pues la desigualdad ha sido sicmprcmuy pequeua. 



El iman tiene forma prismatica con las extremidades agu- 

 zadas, su longitud es de 70 mm. , su grueso de 6 mm.: lleva 

 atornillado encima un disco de bronce acomodado a las 

 dimensiones del anillo de inercia que acompana el instru- 

 ment*). Las dimensiones de laaguja pequefia cuyas deflexio- 

 nes se miden, son las siguientes: longitud 30 mm., ancho I 

 mm., altura 3 mm. El peso del iman deflector es de 26 gr. 

 9965, el de la aguja pequena de 4 gr. 980. 



Con mucho cuidado hemos determinado las constantes del 

 aparato, llegando a los siguientes resultados : 



El coeficiente de temperatura \x esta representado dentro 

 de los limites de 0° y 40° por la formula 



;,— 0.000 2832 + 0.000 002 7245 t 



I 



