■11 1-1- ^ 



■y 



\ 



495 



mencioaada bajo 2" y buscar con el m^todo 3" de una sola 

 vez la correccioa total del instrumeiito. 



b) Si no setrata de dejar constancia del importede la co- 

 rreccion instrumental, sino de calcular las altnrasconla de- 

 bida correccion, es mas cdmodo y rapido reemplazar elpro- 

 cedimiento indicado bajo 3° por el siguiente: despues de 

 haber aieriguado que las observaciones incompletamente co- 

 rregidas produceu resultados inferiores a los verdaderosen 

 V2 (6.6+ 7.6):==:7'"1, sereducen todas las diferencias de 

 nivel a un horizonte 7"' I mas alto, considerandose enelcaso 

 que nos ocupa, como altura absoluta de la cubeta del baro- 

 metro de Brierley, la verdadera (779"'5) aumentada en /""l 



786"G. 



Despues de haber dado todos los pasosnecesarios para la 

 correccion delas indicaciones del aneroide del doctor Boden- 

 bendcr^ tenemos que ocuparnos con las tempcraturas del 

 aire, tomadas en los respectivos momentos de la observacion 

 y que nos son indispensables para la computacion de las al- 

 turas. 



EI numero total de obseriaciones es de 135, y en 48 casos 

 el doctor Bodenbendcr ha tomado la temperatura correspon- 

 diente del aire. Falta buscarla para las 87 observaciones res- 

 tantes. 



La ley a que esta sujcta la dismiuucion de la temperatura 

 con laelevacion, nos suministra los medios para subsanar el 

 defectocn cuestion. Segun J. Hann (1) esa diminucion por 

 cada 100 m. que se sube, es en el invierno 0°45, primavera 

 0°G7, \erano 0'^70, otofio 0''53 y en elauo en general 0°50. 



Esas cifras son el resuUado de la discusion de las tempcra- 

 turas de Europa Central, i>cro son aproximadamente las mis- 

 mas para otras partes dc la tierra_, y las empleamos aqui por 

 carecer todavia de cifras mas exactas para nuestra Eepublica. 

 Para su aplicacion calculase con solo las presiones baromc- 



1) Handbuch der Klimatologie. pnginal54. 



