— 40 — 



der Untersuchung und Zeichnung kleiner Insekten be- 

 schäftigt, fühlte ich den Mangel eines geeigneten mi- 

 kroskopischen Apparates für derartige Untersuchungen 

 und construirte für meine Zwecke einen einfachen 

 Lupenapparat, der es gestattete, mit grosser Leichtigkeit 

 die zu untersuchenden Thiere in den verschiedensten 

 Stellungen zu besichtigen. Ich habe diesen Apparat 

 seit etwa 20 Jahren in Gebrauch und bin stets mit 

 seinen Leistungen zufrieden gewesen. Dem Wunsch 

 einiger entomologischer Freunde, den Apparat auch 

 weiteren Kreisen bekannt zu machen, nachkommend, 

 gebe ich hier eine kurze Beschreibung desselben. Zu- 

 nächst sei mir jedoch gestattet, auf die drei wesent- 

 lichen Vortheile aufmerksam zu machen , welche die 

 Anwendung von Lupen für den gedachten Zweck, gegen- 

 über der Anwendung eines zusammengesetzten Mikros- 

 kopes, mit sich bringt. Es ist in erster Linie die Licht- 

 stärke zu erwähnen, welche bei einer einfachen Lupe 

 wesentlich grösser ist als bei einem zusammengesetzten 

 Mikroskop. Dem Uebelstand lässt sich zwar heim Mi- 

 kroskop durch verschärfte Beleuchtung des Objectes 

 von oben durch eine Linse oder ein Beleuchtungsprisma 

 entgegenwirken; ist das Object aber dunkel gefärbt, 

 stark gewölbt und glänzend, wie es die meisten kleinen 

 Käfer sind, so bringt die starke einseitige Beleuchtung 

 leicht störende Reflexe hervor. Ein weiterer Vortheil 

 der Lupe ist der grosse Gesichtswinkel, der besonders 

 beim Präpariren von Insekten unter Vergrösser ung sehr 

 schätzenswerth ist, und drittens ist es, wiederum beim 

 Präpariren, besonders von Wichtigkeit, dass bei einer 

 Lupe das Bild nicht verkehrt wie beim Mikroskop er- 

 scheint. Der Lupenapparat besteht aus einem festen 

 hufeisenartigen Fuss A, auf welchem eine Messing- 

 säule B aufgeschraubt ist. 



Diese trägt eine längliche Platte (Lorgnettestück) 

 C mit kreisförmigem conischen Ausschnitte versehen. 

 Der Tisch T lässt sich mittels Trieb und Zahnstange 

 längs der Säule auf und nieder bewegen, um die auf 

 ihm befindhchen, zu untersuchenden Objecte in den 

 richtigen Abstand zur Lupe L zu bringen. Dem Appa- 

 rate sind mehrere Lupen beigegeben , die in conische 

 Hülsen von gleicher Grösse getasst sind, welche wiederum 

 in die kreisförmige conische Oeffnung des erwähnten 

 Lorgnettestückes C passen und mit Leichtigkeit aus- 

 gewechselt werden können. 



Das Wesentlichste an dem Lupenapparat ist die Be- 

 weglichkeit des Tischchens T nach verschiedenen Rich- 

 tungen hin. Der kleine Tisch besteht aus einer Kork- 

 platte, auf welche die Insekten gesteckt werden können. 

 Diese Korkplatte ist in einen Messingring gefasst, der 

 unterhalb des Tischträgers einen vorstehenden gekerbten 

 Rand r besitzt. Durch diesen kann eine Drehung des 

 Tisches und des auf letzterem befindhchen Gegenstandes 

 bewirkt werden, wodurch es möglich wird, das Object 

 nach allen Richtungen hin anzusehen, ohne die Focal- 

 einstellung verändern zu müssen. Wird der zu unter- 

 suchende Gegenstand m genau in die Verlängerung der 

 Axe aa des Tischträgers gesteckt, so kann man, am Knopf 

 K drehend, eine Neigung des Objectes hervorbringen und 

 nach Beheben Kopf und Hintertheil oder bei Drehung 

 des Tischchens um einen rechten Winkel, linke und 

 rechte Seite des Insektes bequem besichtigen, ebenfalls 

 ohne die Focaleinstellung wesentlich verändern zu 

 müssen. 



Dem Tisch kann noch eine seitliche Verschiebung 

 in der Richtung der Drehungsaxe aa gegeben werden, 

 welche ausser der Erleichterung bei der Einstellung des 

 Objectes noch den Vortheil bietet, dass man, bei vor- 

 übergehender Verzichtleistung auf die Drehung des 

 Tisches mittels des Ringes r, mehrere Insekten, die man 

 zu vergleichen beabsichtigt, neben einander in die Rich- 



tung der Drehungsaxe aa stecken und nun durch Ver-. 

 Schiebung der Axe die verschiedenen Thiere der Reihe 

 nach in das Gesichtsfeld der Lupe bringen und auch zur 

 besseren Besichtigung noch hin und her neigen kann. 

 Dem Tisch kann also eine vierfache Bewegung ertheilt 

 werden, auf und nieder, hin und her, er kann geneigt 

 und gedreht werden. Ich bemerke nochmals, dass, um 

 vortheilhaft alle diese Bewegungen auszunutzen, es 

 nöthig ist, das zu untersuchende Object möghchst genau 

 in die Mitte des Tisches und in gleiche Höhe mit der 

 Axe aa zu bringen. 



Zum bequemen Aufstecken der Insekten lässt sich 

 das Lorgnettestück C mit der Lupe zur Seite schlagen. 

 Es ist auch noch zu erwähnen , dass an den vorderen 

 Enden des hufeisenförmigen Fusses sich je ein Loch 

 befindet, um nach Beheben auf der einen oder anderen 

 Seite eine Messingsäule D aufzustecken, welche eine ein- 

 fache biconfexe Linse trägt, deren wesentliche Bestim- 

 mung die ist, die Objecte nach Befinden stärker zu be- 

 leuchten. Diese Linse, welche sich an der Säule auf 

 und nieder schieben und drehen lässt, kann auch noch-; 

 gute Dienste bei der Präparation grösserer Insekten 

 leisten. Man stellt zu dem Zwecke die Linse so, dass 

 ihre optische Axe vertical steht, schlägt das Lorgnette- 

 stück G zur Seite und stellt das Tischchen wegen der 

 grossen Brennweite der Linse tief hinunter. Beim Prä- 

 pariren unter der schwachen Beleuchtungslinse oder 

 unter den stärkeren Lupen des Apparates ist es vor- 

 theilhaft, eine Platte von weissem Wachs auf dem 

 Tischchen zu befestigen, die so stark ist, dass ihre Ober- 

 fläche nahe mit der Verlängerung der Axe zusammen- 

 fällt. Um die vielseitige Verwendung des kleinen Appa- 

 rates zu zeigen, erwähne ich noch, dass man leicht die 

 Korkplatte, den eigentlichen Tisch, entfernen und nun 

 auf den Ring des Tischchens durchsichtige Objecte auf 

 oder zwischen Glasplatten legen kann, welche man yqö, , 

 unten mit einem kleinen Spiegel oder einem kleinen 

 Stück weissen Papieres beleuchtet. Gröbere mikros- 

 kopische Präparate, Trichinen und dergl. lassen sich 

 auf diese Weise sehr gut beobachten. 



Kleine Mittheilungen. 



(Verspätet eingegangen.) 



Einer Mittheilung aus Langenbrück zufolge ist das 

 Betreten der Seefelder behufs Palaeno Fanges nur aus- 

 nahmsweise und nacb vorheriger Vorstellung bei dem 

 zuständigen Köuigl. Oberförster gestattet. 



H. R. 



lÄtteratur. 



Das zweite und Schlussheit der von Preiss in 

 Coblenz herausgegebenen „Abbildungen ansehnlicher Ver- 

 treter der exotischen Nachtschmetterlinge" liegt nun vor. 



W^ie Herr Preiss hierher mitgetheilt hat, ist es ihm 

 leider in Folge zu schwacher BetheiHgung unmöglich 

 geworden, das Werk in dem ursprünglich geplanten 

 Umfange erscheinen zu lassen. 



Anstatt Vertreter exotischer Nachtfalter aus allen 

 fremden Erdtheilen zu bringen, konnten nur solche aus 

 dem indo-australischen und südamerikanischen Faunen- 

 gebiete aufgenommen werden. 



Es ist aufrichtig zu bedauern, dass diesem Unter- 

 nehmen so wenig Betheilisung zugewendet wird , und 

 dies umsomehr, als die Anschaäung dieses wirklichen 

 Kunstwerkes jedem Liebhaber von Exoten für wenige 

 Mark ermöglicht ist. 



Das vorliegende Schlussheft bringt auf 4 Tafeln 

 Abbildungen der Familien Castniidae , Sphingidae, 

 Glaucopidae, ßombycidae, Noctuidae, Uranidae und 

 Geometridae. 



