çlonnei' à lui-même sans déranger l'aiguille RU, et en continuant .dg 

 tourner lentement la vis K, il arrive à la fois , e^t que les deux branches 

 du l'essort se rapprochent l'une de l'autre , et que la branche ,DE qui 

 s'appuie conire la porcelaine s'avance à mesare qu'elle plie. On s'arrête au 

 moment oii celle- ci se rouipl , et tout restant dans la position où il se trouve, 

 à cet instant j on voit sur la partie graduée de la lame IP , de combim 

 se sont rapprochées les deux branches du j;essoi-t, et par conséquent la 

 quantité de la pression que le morceau de porcelaine a supportée , et sur 

 les divisions marquées de C en ^de combien l'aiguille /ÎC" s'est avancée, 

 et par conséquent de combien il a cédé à cette pression : deux choses 

 que l'auteur de cet instrument s'étoit proposé de déterminer en une 

 seule et même opération. Pour s'assurer des dimensions , tant en lar^ 

 ^eur qu'en épaisseur des morceaux de fayence ou de porcelaine , ordir 

 iiairement parallélépipèdes, qu'on soumet à ces sortes d'expériences, 

 ,on a placé sur le pied de l'instrument une aiguille qu'on voit e"n gk 

 (fîg. 4 )• Elle est mobile autour du point h , et terminée en g par 

 le talon hg , on place alternativement les dimensions dvi parallélépipède 

 qu'on veut mesurer , entre ce talon et une goupille représentée sépa- 

 rément en g (fig. 6) , et qui s'adapte dans des trous con-espondans 

 à chacune des divisions de l'échelle np tracée sur le pied de l'instrur' 

 ment. Les subdivisions de celte échelle se reconnoissent plus facile- 

 ment sur l'arc Im que parcourt l'exirémité k de l'aiguille, et oii Farç 

 ^correspondant à une division de l'échelle np ^ est divisée en dixièmes . 

 subdivisés chacun en quatre quarantièmes. L'espace est assez grand 

 pour qu'on ait pu , sans confusion , se servir d'ime subditision en cia.T 

 quantièmes ou même eu centièmes , ce qvii auroit été plus commode 

 pour les calculs qu'on peut être dans le cas de faire pour rendre com- 

 parables des expériences faites sur des moi'ceaux de dimensions diffé- 

 rentes. Il est aisé de voir par la description précédente, que l'auteur 

 de cet instrument a complettement atteint le but qu'il s'étoit proposé ^ 

 et qu'il seroit à désirer qu'on multipliât les expériences de ce genre 

 sur diverses substances , et particulièrement sur des parallélépipèdes de 

 même dimension , faits de tous les minéraux et métaux cassans , dont 

 les physiciens verroient avec plaisir la cohésion et la flexibilité exac? 

 tement déterminées. 



L'abonnement est de 14 fi: , franc de port ; et de iZ fr. pour Paris; chejt 

 Mad. y*. BE2LNARD , éditeur des Annales de Chimie , quai des Augustins , n". a5. 



Les .Abonnés de la 2«. année du Nouveau Bulletin des Sciences j 

 et des Annales de Chimie j qui feront l'acquisition du Système de 

 Chimie , de Thomson, ou Ju Manuel d'un Cours de Chimie j -^j ouiront 

 d'une remise. Ils adresseront, pour cet effet y directement' et fram 

 de portj à l'Editeur j les demandes et l'argent. 



