( 4 ). 



Cette machine, Irès-simple en apparence, et que l'auteur nomme Phi- 

 iippiNE, consiste en un vase d'étain de forme cylindrique et terminé par 

 une demi -sphère sur laquelle est soudé un tube à robinet, qui descend 

 dans l'intérieur du vase jusqu'à un pouce du fond environ. On introduit 

 dans cehii-ci le liquide à une température convenable, par une ouverliire 

 pratiquée sur le côté de la demi-sphére et fermée hermétiquement par un 

 bouchon à vis. On ajuste ensuite sur ce premier tube , dont le robinet est 

 ouvert , une petite pompe pneumatique, qui, en huit ou dix coiips de 

 piston, chasse dans la capacité de l'instrument lîne quantité d'air suffi- 

 sante pour produire l'effet qu'on en attend. Cet air, déjà fortement foulé 

 par l'action même de la pompe, acquiert encore plus d'élasticité, une force 

 expansivc plus grande, en traversant un liquide que, pour un pareil cas , 

 l'on tient eu général élevé à une certaine température. Alors, on ferme le 

 robinet, on dévisse la pompe, on adapte à sa place une canule ordi- 

 lîaire en bois ou en caoutchouc, on dispose le malade convenablement; 

 on rouvre le robinet, et le liquide s'élance avec une énergie proportionnée 

 au nombre des coups de piston qu'on a donnés avec la pompe à air. 



L'utilité de l'instrument ainsi confectionné no saurait être révoquée en 

 doute dans les cas où l'on est dans la nécessité d'administrer des douches 

 ascendantesT Plus ici la violence du jet est prononcée, plutôt ou obtient 

 l'effet désiré; mais s'il s'agit de donner un simple clystère, il faut modérer 

 ce jet, en raison de l'affection qui commande la médication, et dans une 

 entérite, par exemple, sa force augmenterait les accidents, loin de les 

 calmer. Au premier aspect, l'instrument de M. Millien semble présenter 

 l'inconvénient signalé; mais il suffit pour y parer, de n'ouvrir le robinet 

 qu'à moitié ou même au quart. Alors on obtient une simple irrigation , 

 au lieu d'une vive injection. 



D'un autre côté, il aurait pu arriver qu'après la sortie totale de l'eau 

 contenue dans le vase, l'air se fût introduit dans le rectum , en s'échap- 

 pant par la canule. C'est un défaut que présentent des seringues analogues 

 à celles dont nous parlons, et dont on fait usage depuis assez long-temps en 

 Angleterre. M. Millien a su l'éviter par un très-simple mécanisme, c'est-à- 

 dire, par un flotteur à bascule, suspendu sur un pivot mobile, et présen- 

 tant à une de ses extrémités une soupape qui vient s'appliquer sur l'ori- 

 fice du tube efférent, au moment où le niveau du liquide est descendu à 

 un certain point, parce que l'autre extrémité du flotteur offre un cuilleron 

 qui se charge d'eau et plonge à mesure que ce niveau baisse. 



Cette machine, pensent MM. les Commissaires nomiué» par l'Académie 

 royale de médecine , peut être employée avec un grand succès pour les 

 douches ascendantes, et, par le moyen du flotteur qui y est adapté, doit, 

 avec avantage, remplacer les seringues ordinaires dans la plupart des cas 

 où l'on a recours à celles-ci. H. C. 



