'Antonio Alzate. " 



(6) .. 



..*( 8+20) 



+ 1.°21 



(7).. 



..£(9+21) 



+ 0. 75 



(8) .. 



.-.'.4(10+22) 



+0. 19 



(9) .. 



..i( 3+ 9 + 15 + 21) 



=— 0. 14 



SERIES AS1METBICAS. 



(10) . . . .1 ( 7+ 14 + 2.21)= —0.14 



(11) ."...£( 6+12 + 21) = +0.47 



(12) ....£( 6+13 + 21) = +0.10 

 (13) i( max + min) = —0.47 



(14) . . . .,J ( 7+ 14 + 21) = — 0.88 



(15) ....%{ 8+ 13 + 20) = —0.88 



(16) ....I (10 + 15+ 2.20)= — 1.05 



De todaslas anteriores combinaciones, la que da un resul- 

 tado onteramente de acuerdo con la media verdadera, es la 

 marcada eon rmmero (5), pues su correecion de — 0.02 es sin 

 duda inapreeiable tratandose del termometro cuyaescalamas 

 6 menos imperfecta solo permite apreciar, en lo general, de- 

 cimos de grado. Son tambien recomendables, designandolas 

 en el orden de su precision la (3), (12), (9), (10), (1) y (2), por- 

 que las correcciones que aeusan quedan en verdad compren- 

 didas dentro de los errores que ya en defecto, ya en demasia 

 pneden cometerse al hacer la lectura de la escala termoriie- 

 trica. En cuanto a la (14) que es la empleada en la mayoria 

 de las estaciones mexieanas, la (15) de que hace uso el Obser- 

 vatorio de Zacatecas, y la (16), que era de la que se servia el 

 ilustrado Profesor Sr. Baturoni en su observatorio particular 

 de Veracruz, necesitan correcciones que sobrepasan, princi- 

 palmente las dos ultimas, el limite de lo tolerable. 



Deciamos antes que aunque determinadas las correcciones 

 con datos de la Oficina Meteorologica Central, creiamos sin 

 embargo podrian aplicarse sin error sensible aun en lugares 

 muy distantes de la capital; como prueba y en confirmacion 



Memorias.~[1900-190] ].— T. XV.— 2. 



