'Antonio Alzate." 



99 



cada utio de los 5 hipsometros de acreditadas fabricas que 

 posee el Observatorio, cou elbarometro normal del mismo Es- 

 tablecimiento, de las quo se deducen las siguientes correc- 

 ciones. 



Hipsdmetros Corc0cci<5n: 



N° 46157 <[) +0Q08 



„ 6785< a > — 04 



„ 44762™ — 09 



„ 64263 (1 » +0 08 



24< :! > — 07 



Correcciones que oonvertidas a la escala milimetrica, que- 

 dan como sigue: 



Hipadmctros Correccidn. 



null. 



N? 46157 +2.81 



„ 6785 —0.03 



„ 44762 —0.98 



„ 64263 +2.84 



„ 24 —0.39 



El aneroide num. 8,769 ( Negretti & Zambra ) comparado 

 antes y a nuestro regreso de la expedicion, con el mismo ba- 

 rometro patron, y durante ella eon el hipsometro num. 46157, 

 aeuso las diferenoias 6 correcciones siguientes: 



mm. 



Antes de la expedicion. . . . +3.46 



Durante „ „ +3.65 



Al regreso de la expedicion. +4.97 



Media +4.26 



Las cifras anteriores indican claramente que el aneroide 

 marcho bien durante toda la expedicion; pues el valor de la 



(1) jSTegretti & Zambra. 



(2) Green. 



(3) Eaudin (Wollaston,/. 



