314 



Memorias de la Sociedad Cientifica 



no puede determinarse sino con aproximacion mny poco sa- 

 tisfactoria, y por consiguiente es mucha pretension anotar en 

 los pianos el azimut 6 angulo de declinaeion eon segundos cuan- 

 do aun los minutos se escapan forzosamente; y no se diga que 

 se toma el promedio de muchas observaciones, porque cuan- 

 do estas son inseguras el promedio lo es tambien y la aproxi- 

 macion resulta nula. 



De los errores que puede dar una aguja magnetiea hay 

 algunos que son corregibles, como su excentricidad, la i'alta 

 de coincidencia entre el eje de figura y el maguetico, error en 

 la graduacion, etc.; pero hay otros que no lo son como la mala 

 construccion del instrumento, la no coincidencia del cero del 

 limbo con el cero de la graduacion interior en que se mueve 

 la aguja. Este ultimo error no puede conocerse si no es com- 

 parando el instrumento que seusa con mi magnetometro fijo, 

 lo cual no es posible cuando se trabaja en el campo, y sin em- 

 bargo, casi siempre se da por bueno el teodolito que se emplea 

 ateniendose a la reputacion del constructor, y ese error puede 

 ser de varios minutos. La apreciacion que se hace de la coin- 

 cidencia de la punta de la aguja, aun cuando tenga nonius, 

 con el cero 6 grado cualquiera de la graduacion, no puede ser 

 exacta y la lectura puede estar afectadaigualmento en minu- 

 tos. La proximidad, no solamente de masas f erruginosas, sino 

 de macizos montafiosos que aunqueno contengan hierro, des- 

 vian la aguja. Pero la causa principal de error esta en el mis- 

 mo meridiano magnetico que no es eatable, sino que varia no 

 solo con la latitud del lugar y de afio en aiio, sino de dia en dia 

 y de hora en hora, pudiendo ser la variaeion diurna hasta de 

 siete 6 mas minutos como lo manifiestan los registros de los 

 ObservatoriosMagneticos extranjeros,y entre nosotros los ma- 

 chos y prolijos estudios que en varios afios de constancia ha 

 hecho el Sr. Moreno y Anda encargado del servicio meteoro- 

 logico del Observatorio Astronomico Nacional; segun ellos la 

 declinaeion acusada por el declinometro de hilo sin torsion va- 



