122 



sas: 1? porque no se proouraba la coincidencia del gran eje del ovoido ce- 

 falico y del eje de las cueharas; 2? porque al hacer las tracciones, tampoeo 

 se proouraba guardar la debida distancia ( un centimetro ■), entre la barra 

 horizontal del tractor y los mangos, resultando de aqui, que no se tirabaya 

 en el eje de las cueharas sino mucho mas atrds, originando esta traction de- 

 feotuosa, desdoblamiento de la cabeza, deslizamiento facil del forceps y 

 desgarro del perineo, por el apartamiento de las riendillas del tractor de 

 las ramas de prehension del aparato (mangos). Es lo que dice el Sr. Zarra- 

 ga: el Tarnier escapa y desgarra el perineo. 



La clinica tambien hace justicia al Tarnier. Muchas son las aplica- 

 ciones que en casos muy dificiles he hecho en Maternidad y fuera de ella, 

 muchas las que en el mismo Establecimiento he visto hacer al Sr. Dr. Ba- 

 rreiro y a muchos medicos en la practica civil y no obstante no haber apre- 

 tado mucho el tornillo de sostenimiento (de maintien ), ni el forceps ha es- 

 capado ni las riendillas han lacerado el perineo. Referire el ultimo caso se- 

 rio habido en la Maternidad. La noche del 18 de Abril ultimo, por estrecha- 

 miento pelvico, aplico el Sr. Dr. Barreiro a la llamada Domitila Martinez, el 

 forceps Tarnier, en el estrecho superior; no habiendo dado resultado esta 

 primera aplicacion, hizouna 2% modificando la toma y despues todavia una 

 3? y una 4? aplicacion. Grandes f ueron los esfuerzos desplegados, energi- 

 cas las tracciones, compatibles con la vida del feto, y apesar de ellas ni la 

 cabeza fue extraida ni el forceps escape. Como tenemos por costumbre el 

 Sr. Barreiro y yo, el tornillo no se apreto demasiado. 



Al siguiente dia (19) el Sr. Dr. Lopez Hermosa, hizo ante los alum- 

 nos de la Clinica y con ese mismo instrumento ( el feto estaba vivo ) una 

 nueva, larga y vigorosa aplicacion y como en la noche anterior, ni el peri- 

 neo fue desgarrado, ni la cabeza extraida ni el forceps escap6. El parto se 

 termino en la tarde de este mismo dia por basiotripcia, a causa de muerte 

 del producto. 



"Le forceps de Tarnier derape-t-il autant qu'on a bien voulu le dire 1 

 On n'a qu'a faire des experiences et des applications cliniques pour savoir 

 qu'il tient aussi solidement que le forceps de Levret ou tout autre sembla- 

 ble, pourvu que les rapports des cuillers avec la tete f cetale aient la cor- 

 rection necessaire 11 peut encore deraper si Faecouoheur ne suit pas 



les indications que lui donne l'aiguille pour le sens a donner aux tractions; 

 car alors, on imprime aux branches de prehension un mouvement de bas- 

 cule, qui a pour resultat de faire glisser les cuillers sur le tete (Budin, 

 Demelin). 



Se ve por lo expuesto que no es por la compresion, elemento de f uer- 

 za, sino por la buena colocacion de las cueharas y la buena direction de las 

 tracciones, elemento mecanico, por lo que el forceps no escapa y que por 



