149 
A] 
rreno os precisamente la línea demarcada. Entonces, poniendo 
la plomada en cualquier punto de esa línea ó de su prolonga- 
ción, y afocando el instrumento para verla con claridad, debe 
estar en coincidencia con la intersección de los hilos do la rotí- 
cula; si esto no se verifica, el instrumento estará incorrecto y 
habrá que mover convenientemente los hilos de la retícula has- 
ta conseguir la coincidencia de su centro con una plomada si- 
tuada en cualquier punto de la línea. Con esta operación, hemos 
conseguido que la línea de colimación quedo situada en un pla- 
no que paso por el eje óptico; para hacer que pase por dicho 
eje, será necesario hacer que pase por otro plano diametral del 
objetivo, lo que se consigue haciendo girar el anteojo al derre- 
dor do su eje de figura, repitiendo la operación anterior. 
Al indicar el fundamento de las medidas tolemétricas, ha- 
bíamos llegado á establecer la relación 
0d 28, 
av. .9 
de la que resulta 
a 0 
D=zrpd 
En la que D queda en función de la distancia focal conjuga- 
da, cantidad que es incógnita; mas como tenemos la relación 
podemos combinarlas y obbener por valor de D 
D=f+ Eno b 
La distancia obtenida de esta manera quedará roferida al 
contro de la lente objetiva; para reducirla al punto de intersec- 
ción de los ejes del instrumento, habrá que agregar la distancia 
