151 
to on todas estas, tendremos una serie de ecuaciones como 
sigues 
D'=Cab+<c 
D'=Cab=*<e 
E ya a 
D'=0ab+*<e 
Gon dos ecuaciones seria suficionte toóricamonte; pero co- 
mo sabemos quo la exactitud do las medidas nunca se realiza, 
conviene aumentar el número de observaciones para que los lí- 
mites en que quede comprendido el error sean muy cortos. 
Para obtener las distancias hay que multiplicar la diforon- 
cia de lecturas de la mira por la constante O, operación que re- 
quiere algún tiempo; para obviar este inconveniente es necesa- 
rio hacer que la constante U sea un número por el cual sea fácil 
ejecutarla á la memoria, como por ejemplo, 200, 150, 100, 50; 
etc. Para conseguir que un instrumento tenga determinada 
constante, se procederá de la manera siguiente: Se colocan en 
la rotícula del anteojo dos hilos á una distancia conocida, y 80 
determina la constante (, como 
2 Qr db! 
para que se obtenga la constanto que tenga por valor 
E 
Nc slgnizn 
C a! 0, 
será necesario determinar á a”, 0”, combinando los valores O y 
C/ lo que da 
a! db! 
Y 
ab =U: Gr 
Si nos servimos de una mira de magnitud constante, en cu- 
yo caso se hace uso del telémetro de hilo móvil, y llamamos 
