154 
muy grande; pero no es posible pasar de cierto límite porque 
exigiría el que la mira fuera también muy grande. En los teló- 
metros de los Universales construidos por Salmoiraghi en Mi- 
lán se observa la disposición siguiente: 
Los hilos telemétricos en lugar de ser dos, como hasta aho- 
ra hemos considerado, son cuatro y están dispuestos simótrica- 
mente respecto al hilo horizontal. Se toman por ángulos dias- 
timométricos al que queda formado por los hilos primero y 
tercero y al formado por el segundo y cuarto, lo que proporcio- 
na desde luego y sin trabajo una comprobación de las lecturas 
hechas en la mira, y además un aumento del ángulo diastimo- 
métrico igual al del ángulo que forman los hilos segundo y ter- 
cero. 
Para determinar el poder amplificador de un anteojo, bas- 
tará determinar el ángulo menor que pueda percibirse con él, 
y una vez determinado, dividir 90“ entre él; el cociente será 
el poder amplificador. 
La determinación del valor angular que puede percibirse 
con un anteojo se hace de la manera siguiente: Se construyo 
una serio de escalas (figura 9), cuyos intervalos para una dis- 
tancia dada tengan por valor angular 20“, 19“, 18“, ete., en 
una circunferencia que tenga por radio la distancia; en segui- 
da se estaciona el anteojo en posición horizontal y se colocan 
verticalmente las escalas á una distancia igual 4 aquella para 
la que se han calculado, se ve cuál de ellas es la que se presen- 
ta primero bajo un aspecto uniforme, es decir, hasta quo ya no 
go perciban las divisiones, el valor del ángulo mínimo será el do 
la escala, 
