157 
listas relaciones se han formado considerando el error en 
la loctura hecha con un hilo; pero como para determinar la dis» 
tancia hay que hacor dos locturas, es porfoctamonte posible que 
el error al hacer la segunda locbura sea de signo contrario, en 
cuyo caso el valor de estas relaciones será doble.” 
Ejes, 
Los ejes deben estar muy bien tornéados en las partes que 
frotan; debon tener un diámetro proporcionado para que no se 
floxionen; los muñones del ejo horizontal, si éste puedo inver- 
tirso, deben tener sus diámetros iguales; el ejo vertical es con- 
veniento que sea cónico, con el vértica del cono hacia abajo, si 
os macizo, y si es hueco con el vértice hácia arriba, pues de os- 
ba manera nunca se perderá el ajusto. 
Log montantes que llevan las chumaceras del eje horizon- 
tal tienen muy diferentes formas; es conveniente que tengan 
múy poca altura, pues así prestan mayor estabilidad. En algu- 
nos instrumentos uno de los montantes tiene la chumacera in- 
dependiente, lo que permite hacer que sea igual la altura de 
ellos sobre la plataforma 4 que van unidos (figura 10). 
Ofrcnlos. 
Los círculos, como vimos antes, sirven para medir las ano- 
malías del sistema de coordenadas. Las condiciones que tienen 
que satisfacer son: 
L. Que la graduación ha de estar bien hecha, es decir, que 
el error en sus divisionos tiene que ser menor que la aproxima- 
ción que se quiera obtener con ella, 
IT. Ha de tener el diámetro proporcionado Á la aproxima- 
1 En las aplicaciones prácticas y 4 distancias mayores que 150 metros no se 
obtienen esos resultados á causa de las vibraciones de la atmósfera y de la movili 
dad que tiene el estadal. 
