158 
ción y al poder de los microscopios que se empleen para leor la 
graduación. 
Se conoce que la primera condición está satisfecha, colocan- 
do um microscopio micrométrico de manera que los hilos del 
micrómetro queden paralelos 4 la graduación, y haciendo que 
una de las divisiones menores de la misma quedo comprendi- 
da entre los hilos del micrómetro; en seguida se haco girar el 
aírculo midiendo de una en una sus divisiones; si estas tienen 
el mismo, valor, es prueba que la graduación está bien hecha: 
En caso contrario, si las diforoncias que se obtienen, reducidas 
á valores angulares, son menores que la aproximación que quio- 
ra, obtenerse con el círculo, estos errores no tendrán influencia; 
poro si son mayores, no quedará satisfecha esta condición. 
Para que un círculo tenga una aproximación dada, es me- 
nester que el espacio que en dicho círculo corresponda á esta 
aproximación se vea cuando menos bajo un ángulo de 90”. 
Sea a el valor de la aproximación del círculo expresado en 
segundos, R.su radio, A el poder amplificador dol microscopio, 
« el valor lineal de la aproximación y %' el diámotro aparonte 
de la magnitud lineal de la misma, : 
El valor lineal de la aproximación quedará: 
aR 
a eee (0) 
El diámetro aparento á la distancia de la vista distinta, 08: 
siendo 0,2 la distancia de la vista distinta. 
Para quo este ángulo sea visible es necesario que multipli- 
«sado por el podor amplificador sea por lo menos igual á 90”, lo 
«que da: 
ak 
>? 
= 90" 
