161 
con ella, bastará dividir ol valor de una de las divisiones del 
círculo entre el número de divisiones del vernier; el fundamen- 
to de estas reglas es que el número de divisiones del vernier es 
igual 4-4, 
Soa (figura 11) c el círculo, v el vernier, su aproximación se- 
rá-5*, puesto que el número del vernier es 12 y el valor de las 
divisiones del círculo 60”. El valor que indica la raya O del ver- 
nier es 11 grados, y una fracción que medida según la regla es 
igual 4 6x5. ; $ 
Microscopio colimador, 
El microscopio colimador es un microscopio compuesto, al 
que se agrega un hilo situado en el plano en que se forma la 
imagen real do la graduación: esto hilo, si el microscopio está 
colocado de manera que su eje óptico sea normal á la gradua- 
ción y el hilo quede paralelo 4 la misma, podrá servirnos de ín- 
dico, Para determinar la fracción que hay entre la raya inme- 
diata inferior y el índice, se siguen dos procedimientos: Ó se 
aprecian las fracciones á la simplo vista, Ó se agrega al micros- 
copio un hilo micrométrico; de este último procedimiento no 
no08 ocuparemos porque no es muy usado en los instrumentos 
topográficos. 
Es un hecho comprobado por la experiencia que, en un espa- 
cio lineal pequeño se pueden apreciar hasta sus vigósimas par- 
tos con exactitud, siempre que sean perceptibles esas partes. 
En consecuencia, para obtener una aproximación a, basta- 
rá dividir el círculo en divisiones que tengan un valor igual á 
20 a; así por ejemplo: si queremos tener un instrumento de mi- 
nuto, será necesario dividir el círeulo en partes iguales que ten- 
gan por valor 20/. 
Con la introducción del microscopio compuesto pueden re- 
ducirse las dimensiones de los círculos casi indefinidamente, 
y por tanto hacer muy portátiles instrumentos de gran preci- 
sión; por ejemplo, para un instrumento que diera 10“; con un 
MEMORTAS (1890-91)."T, TV, 21 
