167 
veremos que para que quede reducido á límites inapreciables, 
bastará que los índices queden sensiblemente situados á 180 
grados. Como comprobación, sea a igual á 90 grados, el ángu- 
lo que forma un índice con la línea do excentricidad y la del ; 
otro igual 4 2680, la excontricidad de 0.00002 y finalmente R 
de 0.02, lo que da para la primera corrección : 
= 200.7. 401. 
y para la segunda: 
zw = 206", 13. 
En el caso de que el círculo dé un minuto, bastará un solo. 
índice siempre que tenga por lo menos un decímetro de radio, 
puesto que x en su máximo tiene por valor 
0.000002 x 206265“ = 41“, 2. 
111 
Sea (figura 15) C el círculo horizontal de un U niversal, e .€' 
el eje que ha de quedar horizontal y O el centro del círculo. 
Por la recta e e” hagamos pasar un plano vertical P; la inter- 
sección de este plano con el plano horizontal será E 15”. Sea M 
el punto cuya dirección quiero medirse con el círculo horizon- 
tal. Por el punto O levantemos las perpendiculares O 2.0 e”; 
si el ejo horizontal fuera paralelo al círculo, la línea de colima- 
ción describirá el plano 2 m a; pero como está inclinado descri- 
be el ¿/ m a! y el error que se tiene al tomar la dirección de la 
proyocción del radio vector O M es el ángulo a o a”. Para do- 
terminar su valor resolveremos el triángulo esférico a m a”, lo 
que nos da llamando x el valor de la corrección : 
tang. 2 = son, Gm tang. ama”. 
