a 
1 
' 
172 
la indicación que so tendrá enel círculo horizontal si no hubte- 
ra error de colimación. j 
Muchos autores recomiendan el siguiente procedimiento pa- 
ra corregir este defecto; se visa un punto en posición directa 6 
inversa, $0 toma el promedio de las indicaciones de los índices, 
do muevo el instrumento azimutalmento hasta conseguir que el 
promedio de las lecturas de los índices dó el promedio anterior, 
y en seguida se mueven los tornillos de la retícula hasta que se 
consiga que la intersocción de los hilos coincida con el punto. 
Tal procedimiento es erróneo, porque lo único que so hace 6s 
multiplicar el número de líneas de colimación y tan sólo una 
de ellas es la que queda correcta. La razón es que en esta ope- 
ración no se tiene en cuenta que la línea de colimación debo ser 
el eje Óptico del objetivo. Para corregir el error de colimación 
lo que debo hacerse es montar el anteojo en el eje horizontal, 
de manera que tenga un pequeño movimiento de rotación, con 
objeto de que dicha línea pueda ponorso perpendicular alejo. 
En muchos casos el primer procedimiento da buenos resultados, 
porque generalmente los constructores procuran hacer que el 
deslizamiento de los tubos del anteojo sea paralelo al eje prin- 
cipal del objetivo y que este eje sea perpendicular al horizon- 
tal; pero en todos casos, para obtener una dirocción lo más con- 
veniénte es tomarla en las dos posiciones. 
V 
Sea (figura 18) € el eíreulo que describe la intersección de 
la línea de colimación con el eje horizontal, M la proyección 
de:un punto sobre el mismo plano del círculo; si estuviera sa- 
tisfocha la quinta condición, el ejo que lleva al anteojo tendría 
la dirocción ee"; mas como no está satisfecha para poder visar 
el mismo punto, tomará la dirección E E”. El ángulo E Oc se- 
rá el error debido 4 la excentricidad do la línea de colimación; 
pero el ángulo e O E es igual 4 E MO. 
