177 
con respecto al círculo, y además quo la linea de roforencia soa 
paralela al plano de colimación cuando los índices dan por lec- 
tura 0. 
El único procedimiento que hay para la corrección de la brú- 
jula on los Universales, es el siguiente: 
En el poste de un observatorio en el que se halla determi- 
nado el azimut magnético de un punto, se coloca el instrumen- 
bo, so visa el mismo punto; si se obtiene el mismo valor para 
el azimut del punto ó uno que nada más difiera la aproximación 
del orientador del que se haya obtenido en el observatorio, va- 
lióndose de un declinómetro, es prueba de que el instrumento 
está correcto; en caso contrario, se moverán convenientemen- 
to los puntos de referencia hasta conseguir que se obtenga el 
mismo resultado. 
Relaciones de posición en la estación. 
Las relaciones de posición en la estación son: 
I. Que el origen instrumental coincida con la vertical del 
punto que se toma como origen. 
IL. Que el ejo alrededor del cual girar todas las partes mo- 
vibles esté perfectamente vertical. 
La primera condición se consigue por medio de la plomada, 
y la segunda por medio del nivel. 
Respecto de la primera no nos OcUparomos, porque esa per- 
 tenece más bien á un tratado de topografía que á un ligero es- 
tudio de una sola clase de los instrumentos que se emplean en 
ella; respecto de lasegunda, indicaremos que su influencia en los 
ángulos horizontales es la misma que la de la falta de perpon- 
dicularidad entro un círculo y su respectivo eje, con sólo la di- 
foroncia que habría que pasar do cabeto á hipotenusa, en lugar 
de la hipotenusa al cateto. No hemos desarrollado las fórmulas 
correspondientes á este caso, porque en un instrumento cuyos 
niveles tienen de sensibilidad la aproximación del mismo, este 
MEMORIAS (1890-91).—'T. TV, 23 
