218 



Georg W. A. Kahlbaum und Siegfr. Raber, 



[18] 



Der ganze untere Teil des Apparates war in einem Blecbkasten mit 

 rechteckiger Grundflache untergebracht , der mit Asbest umliiillt und ganz 

 langsam fiiessendem Wasser, das binten, links unten zu- und vorn, rechts 

 oben abgelassen wurde, gefiillt war. 



Ganz konstant konnte die Temperatur auf diese Weise, bei der 

 sehr langen Dauer einer Bestimmung natlirlich nicbt gehalten werden, um 

 aber die Anderung moglicbst zu verlangsamen, wurde das zuftiessende Wasser 

 noch in einem Bleirohr durcli das Bad selbst geleitet. Dieses Bleirohr war 

 liber 2,5 m lang und rubte auf einem weitmaschigen Drahtgeflecht , etwa 

 3 cm liber dem Boden des Blecbkastens. Es war scblangenformig gebogen, 

 aber die einzelnen Windungen so weit auseinandcr gelegt, dass das um- 

 spiilende Wasser nirgends in seiner Bewegung gehemmt wurde. 



Die am leicbtesten und sichersten konstant zu erlialtende Temperatur 

 0° konnte nicbt bei den Beobacbtungen berangezogen werden, weil scbon 

 von etwa 5° C ab sicb im Ricinusol feste Glyceride auszuscbeiden beginnen, 

 die als flockiger Niederschlag sicb absetzen und die Kapillaren verstopfend, 

 das Ausfliessen hindern. 



Der Blecbkasten trug an der vorderen Stirnwand drei Blechstutzen, 

 in welcbe drei einmal durcbbobrte Gummistopfen, die je eine der Kapillar- 

 robren trugen, eingepasst waren. Den Kapillaren waren kniefdrmig ge- 

 bogene, gleicb lange, weitere Glasrobren vorgescbmolzen, deren Dimensionen 

 so gewahlt waren, (lass sie etwa eine dem ausseren Durcbmesser der dick- 

 wandigen Kapillaren entsprecbende licbte Weite von rund 6 mm hatten und 

 eine Lange, mit der sie, durch Zapfen und Stutzen hindurcb, noch etwa 

 5 cm in das Wasser des Blecbkastens bineinragten. Auf der anderen Seite 

 waren die Kapillaren, wie scbon oben angedeutet, mit, unter sicb gleicb 

 langen Gummiscblaucben von ebenfalls 6 mm licbtcr Weite, die genau gleicli 

 weit iiber sie wie iiber die Zinken des gegabelten Fortsatzes f gestiilpt 

 waren, verbunden. 



Wie ersichtlich, ist der Grundgedanke, der dem Aufbau des ganzen 

 Apparates zu Grunde gelegen bat, der: alle Verhaltnisse, Druck, Temperatur, 

 angewandtes 01, Weg bis zur Kapillare, Weg von der Kapillare ins Wiege- 

 gefass, Dauer des Versucbs, sind vbllig gleicb zu wablen, variabel sind 

 allein Lange und Durcbmesser der Kapillaren; der Apparat ist also wobl- 



