220 



Georg W. A. Kahlbaum imd Siegfr. Eiiber, 



[20] 



imd dadurch die Genauigkeit der Bestimmung beeintrachtigen konne. Es 

 wurden kleine Napfchen mit Ricinusol gefiillt, so dass eine moglichst grosse 

 Oberflache das Beriihren mit der Luft beglinstigte und die gefiillten Napfchen 

 gewogen, darauf mehrere Tage steben gelassen und wieder gewogen. Kon- 

 stanz des Gewichtes zeigte, dass weder Verdampfung stattgefunden hatte, 

 noch dass durcb Gewichtszunahme die Besultate im entgegengesetzten Sinne 

 gefalscht wurden. 



Wagungsresultate : 



Oktober Gewicht des NSpfohens 



9. 3 h m nachm. 



10. 2 1 ' 0™ „ 



11. 10 1 ' m vorm. 



20.884 

 20.886 

 20.884 



Die Zahlen weisen zur Geniige aus, dass die lange Dauer eines 

 Versuches das Resultat der Wiigungen nicht beeinfiusst, dass also nacb 

 der Eichtung die angewandte Metbode einwandfrei ist. 



Um Kapillaren mit moglicbst gleicbmassigem Durchmesser anwenden 

 zu konnen, wurden langere Robren kalibriert und aus diesen die gleicb- 

 massigsten Stiicke herausgeschnitten. Die Kalibrierung geschab in bekannter 

 Weise dadurch, dass die Lange eines Quecksilberfadens an alien Stellen 

 des Rohres abgelesen wurdc. Zur Messung diente ein Massstab, der in 

 0,25 mm geteilt war und mit der Lupe abgelesen wurde. Verscboben 

 wurde der Faden mit Hulfe eines zusammendrilckbaren Gummiballes, eine 

 Metbode, die wir wohl empfeblen konnen. Der Quecksilberfaden litsst sich 

 auf diese Weise nicht nur leicht verschieben, sondern auch ganz gut ganz 

 aus dem Rohr herausdriicken , um ibn zur Wagung, behufs Bestimmung 

 des Radius aus Lange und Gewicht zu verwenden. 



Auch bier zeige ein Beispiel die Versuchsergebnisse. 



