222 Georg W. A. Kahlbaum und Siegfr. Raber, 



und erhalten: 



also ist der Durclimesser: 



[22] 



r = 0,596 mm, 



d = 1.192 mm. 



In derselben Weise wurden nocli weitere vier Kapillaren 



B, C, I) und E 



gemessen; die Eesultate sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt. 

 Die Bezeichnung der Kolonnen ist aus dent ol>en gesagten ersichtlich ; unter 

 L stelien die Langen der Piohren. 



Tabelle 5. 





I 



Y 



r 



(I 



L 





cm 



g 



mm 



mm 



cm 



A 



1.893 



0.2806 



0.596 



1.192 



32 



B 



1.947 



0.3158 



0.616 



1.232 



24 



C 



1.812 



0.2879 



0.610 



1.220 



16 



I) 



1.947s 



0.3657 



0.663 



1.320 



18 



E 



1.973s 



0.3408 



0.636 



1.271s 



36 



Die zur Verwendung gelangenden Thermometer trugen alle, nach 

 der Kahlbaumschen Anordnung, sowohl den Eis- als den Siedepunkt; sie 

 waren entweder in der Eeichsanstalt gepriift, — an diesen wurden die 

 Fixpunkte noch einmal festgelegt, — oder es waren die niclit gepriiften in 

 Hirer ganzen Skalenlange mit amtlich verifizierten vergliclien. Da es sich 

 nur um mittlere Temperaturen handelte, komite der Vergleich in Wasser 

 vorgenommen werden. Ein doppelwandiges aufrecht gestelltes Grlasrohr vom 

 Durclimesser etwa 6 cm des iiusseren und rund 3 cm des inneren Rolires 

 wurdc aussen mit fliessendem, durcli einen unteren Stutzen ein- und durch 

 ein en oberen austretendem Wasser geflillt, das, je nach der gesuchten Tem- 

 peratur, zuvor erwarmt oder gektihlt wurde. Ebenso fiillte Wasser von 

 nahezu der gewtinschten Temperatur das innere etwa 25 cm lange unten 

 geschlossene Rohr. In dieses tauchten die zu vergleichenden Thermometer 

 ganz ein, die Kugeln in gleicher Hohe angeordnet. Durch einen ring- 

 formigen Rlihrer, der noch durch in daucrndem Strom langsam aufsteigende 



