[35] 



Die Konstante der inneren Reibung des Ricinusols. 



235 



ist. Dieser Druck wcchselt aber, audi wenn die Hohe konstant bleibt, mit 

 der Beobachtungstemperatur, weil diese die Dichte beeinflusst. Um zu 

 wissen, von weleher Grossenordnung die anzubringende Korrektur sei, musste 

 also die Dichte des Ricinusols . tiberhaupt und dann in zweiter Linie deren 

 Anderung mit der Temperatur bestimmt werden. 



Bei der ungelieuren Zahigkeit des Oles war natiirlicb eine Bestimmung 

 des speziflschen Gewichtes in einem der gewohnlichen Flaschenpyknometer 

 ganz ausgeschlossen. Es wurde daher ein solclies Pyknometer, wie es bei 

 der Nahrungsmitteluntersuclmng fiir die Bestimmung der Fette im Gebrauch 

 ist, d. h. olme Thermometer und mit weitem offenem Stopselrohr, das in 

 halber Hohe etwa die Marke triigt, verwandt. Ein Fehler durch Ver- 

 dampfen ist niclit zu beflirchten, wie wir gesehen liaben, die Schwierigkeit 

 beruht also allein darin, liber die Temperatur, bei der das (")1 genau bis 

 zur Marke das Gefiiss anfiillt, vollkommene Sicherheit zu erreiclien. Zu 

 dem Ende ist es notig, die Temperatur des Ricinusols, das man ja im 

 Pyknometer niclit riihren kann, also schon die der umgebenden Schicht 

 ausserordentlicb langsam zu andern, und wird man am besten so arbeiten, 

 dass man bei steigender mid sinkender Temperatur beobaclitet, wann das 

 01 im Pyknometer genau bis zur Marke reiclit, 



Das langsame und gleichmassige Andern der Temperatur wurde da- 

 durch zu erreiclien gesucht, dass das Pyknometer von einer dreifacben 

 Wasserschiclit umgeben war, deren ausserste durcli, in einem kleinen Blecli- 

 kessel entwickelten Wasserdampf erhitzt Avurde. In dem weiten Glasgefass, 

 in dem das geschali, stand frei ein zweites almliclies, doch erheblich weniger 

 weites und in diesem endlicli ein drittes cbenfalls freigestelltes , dessen 

 Dimensionen sicli zu denen des zweiten verhieltcn, wie diese zu denen des 

 ersten. In dem dritten befand sich, wiederum auf einem Dreifuss freistehend, 

 das Pyknometer und dicht dabei, mit der Kugel etwa in der Hohe der 

 Mitte desselben, das Thermometer. In den Becherglasern 2 und 3 Avurde 

 das Wasser moglichst standig durch ringfiirmige Rtihrer bcwegt. 



Bevor man aber zu den eigentlichen Dichtebestimmungen iibergehen 

 konnte, musste zuerst das ,,Vo lumen'- des Pyknometers und dessen 

 Abhangigkeit von der Temperatur bestimmt werden. Das Pykno- 

 meter wurde zunachst durcli AusAvaschen mit Ather, Alkohol und destilliertem 



30* 



