246 



Georg W. A. Kahlbaum unci giegfr. Kilber, 



[46] 



log 



= 0.92 720—1 



woraus : 



V. 



= 1.98. 



Werden bei einer bestimmtcn Temperatur & n Beobaehtungen bei 

 verschiedenen Manometcrdrucken 



»!, »2, 



h,, . . . h„ 



T» 



ausgefiihrt und seien 



Qn Qi, ■■ 



die auf den Zeitraum von 10 Minuten bezogenen Ausflussmengen von 

 Kapillarrohr D, so lassen sich die wWertepaare h, Q in ein Koordinatennetz 

 eintragen und cs gibt uns alsdann die durcb die w-Punkte liindurchgezogene 

 Linie ein Bild von der Abhangigkeit der Ausflussgeschwindigkeit vom Druck. 

 Es sei nun II der gesamte auf Quecksilber reduzierte und in cm 

 gemessene Druck. Fur den Fall, dass die Geschwindigkeitsholie gegenuber 

 der Druckhohe verschwindet, gilt das Poiseuillesche Gesetz, welches 

 verlangt: 



Q = a . II, 



d. h. die in bestimmter Zeit erhaltene Ausflussmenge ist dem Drucke direkt 

 proportional. 



Der Gesamtdruck II ist nun die Summe aus dem Drucke h der 

 Pressluft im Apparat und dem ebenfalls auf Quecksilber reduzierten Fig-en- 

 druck 7 des Oles. Somit: 



H = h + y 



Q = a . (h + 7) 



Q 



worm 



a .h + b 



a . j. 



(1) 



Der Figendruck der Olmenge im Apparat liegt nun fiir alle hier in 

 Betracht kommenden Temperaturen innerlialb der Grenzen 12,3 und 12,7 mm. 

 Da unsere Druckmessung olmehin nicht auf den Zelmtelmillimeter genau 

 ist, so setzen wir 



7 = 1,25 cm 



Gleichung (1) bcsagt: Die Ausflussgeschwindigkeit ist bei konstanter 

 Temperatur einc linearc Funktion des Manometerdrucks. Es hot sich nun 



