Bestimmung der Masse des Planeten Jupiter etc. (p. 1) 107 
immer für eme genügende Ermittelung der Aufstellungsfehler gesorgt werden, 
weshalb ich es vorzog, die aus dieser Periode stammenden Positionswinkel 
ganz auszuschliessen. Im Jahre 1876 blieb das Göttinger Heliometer über die 
Dauer der Messungen hinaus unveründert stehen und es konnten die Instrumental- 
fehler, soweit es die Einrichtung des Instruments zulásst, hinreichend ermittelt 
werden. Zu bemerken ist jedoch, dass das Strassburger Heliometer eine bessere 
parallaktische Montirung besitzt und nach dem Ankauf von Gebrüder Repsold 
mit einem sehr schón getheilten Kreise versehen worden ist. Da aber bei 
diesen Messungen oft sehr verschiedene Gegenden der Kreistheilung zur 
Verwendung kommen, indem der am Trabanten zwischen den Tangenten am 
oberen und unteren Rande der Jupitersscheibe eingeschlossene Winkel häufig 
recht bedeutend werden kann und andererseits das über die Beschaffenheit des 
Bildes und die mehr oder weniger günstige Stellung des Jupiters am Himmel 
Gesagte nur zu wiederholen ist, so ist auch hier die übrigens nachtrüglich 
durch die Beschaffenheit der übrig bleibenden Fehler gerechtfertigte Annahme 
gleichen Gewichtes für die Beobachtungen der Jahre 1876 und 1879—80 
gemacht worden. 
Ueber die Beobachtungsweise sowie über die Behandlung der Be- 
obachtungen braucht zu Dem, was Bessel darüber in seiner bekannten nnd 
allgemein zugänglichen Abhandlung gesagt hat, kaum Etwas hinzugefügt zu 
werden; nur in einem Falle war eine Abweichung geboten, nämlich in Bezug 
auf die Zahl der Einstellungen. Bei Bessel besteht die Messung einer Ent- 
fernung aus acht einzelnen Einstellungen des Bildes des Trabanten auf zwei 
entgegengesetzte Punkte des Randes der Planetenscheibe; ich überzeugte mich 
jedoch bald davon, dass bei der an unseren Heliometern stattfindenden 
mikroskopischen Ablesung der mit den Objectivhülften verbundenen Scalen, im 
Gegensatz zu der viel einfacheren Ablesung der Schraubentrommel am 
Königsberger Heliometer, die für acht Einstellungen erforderliche Zeit zu 
gross war. Eine vollstindige Messung von Entfernung und Positionswinkel 
währte nämlich fast achtzig Minuten, die Beobachtung aller vier Trabanten 
an einem Abend erforderte also eine ununterbrochene fünfstündige Klarheit 
des Himmels und bei vorübergehender Klarheit wurde oft die Arbeit einer 
Stunde dureh plötzliche Bewölkung werthlos; ich begnügte mich deshalb 
damit, für die Entfernungen sowohl wie für die Positionswinkel nur vier 
Einstellungen zu machen, eine Zahl, die auch für alle anderweitigen Beobach- 
— 
SST 
