Bestimmung der Masse des Planeten Jupiter etc. (p. 37) 137 
mung gebracht werden, wenn das Zeichen der von Bessel gegebenen Correc- 
tionen (Astr. Unters. L pag. 148) geradezu umgekehrt wird, als wenn zu 
dieser Zeit der Nullpunkt der Schraubentrommel auf der Axe eine Stellung 
gehabt hätte, die von der bei der Untersuchung der Schraube stattgehabten 
um eine halbe Umdrehung verschieden ist. (Auwers, Untersuchungen über 
die Beobachtungen von Bessel und Schlüter am Künigsberger Heliometer 
zur Bestimmung der Parallaxe von 61 Cygni) Diese Zweifel werden nun 
noch dadurch vergróssert, dass im October 1838 das Heliometer auseinander 
genommen wurde und die Mikrometerschrauben neue Unterlegeplatten erhielten 
und dass sich dabei eine Abnutzung der Spitzen der Mikrometerschrauben wie 
auch der Endflàchen zeigte (Bessel, Astr. 401. pag. 257). Ferner wurden 
im Jahre 1840 Elfenbeinplatten angebracht, womit wahrscheinlich eine Ver- 
ünderung der periodisehen Fehler vorging, sofern dieselben nicht nur von der 
Form der Sehraube, sondern auch von der Beschaffenheit der Widerlager ab- 
hüngig sind. Aus einer Bemerkung, die Bessel Astr. Nachr. Nr. 401. 
pag. 266 macht, geht überdies hervor, dass die Schraube am 28. Mai 1840 
noch nieht hinreichend untersucht war, ebenso wie man aus einem Briefe vom 
15. Februar 1840 von Bessel an Repsold erführt, dass die Lamelle für 
die Untersuchung der fortschreitenden Fehler erst im Jahre 1840 von Rep- 
sold nach Königsberg geschickt worden war, der niedrigen Temperatur wegen 
die Untersuehungen aber noch nicht ausgeführt werden konnten. Nach dem 
Obigen ist die Gefahr vorhanden, durch Anwendung der von Bessel be- 
stimmten periodischen Fehler der Schraube Correctionen in die Rechnung ein- 
zufiibren, die sich nicht verbürgen lassen und ungünstigen Falles sogar das 
entgegengesetzte Zeichen haben; es sind aus diesem Grunde bei der Neu- 
berechnung der Bessel'schen Beobachtungen der Jupiterstrabanten und mit 
noch grósserem Rechte bei der kurzen Reihe von Prof. Luther aus dem 
Jahre 1856 die periodischen Fehler gánzlich vernachlássigt worden. 
C. Sehraubenwerth des Kónigsberger Heliometers. 
Bessel hat den Schraubenwerth des Kónigsberger Heliometers auf vier- 
fache Weise ermittelt, durch Theodolitmessungen der scheinbaren Verschiebungen 
des im Brennpunkte des Fernrohres befindlichen Fadens bei verschiedener Stellung 
der Objeetivhülfte, durch Messungen der gegenseitigen Entfernungen von Ple- 
jadensternen und dureh Messung von Sternen in einem grössten Kreise im 
