154 Dr. Schur. (p. 54) 
Triesnecker’s Messungen der Jupiterstrabanten. 
Fiir das Studium der mit der Zeit fortschreitenden Aenderungen der 
Elemente der Jupiterstrabanten wäre es vom höchsten Interesse, ausser den 
beiden um etwa 40 Jahre auseinander liegenden Beobachtungsreihen von 
Bessel und mir noch andere, weiter entlegene verwenden zu künnen und da 
eine solche Reihe von dem als sehr sorgfáltigen Beobachter bekannten Wiener 
Astronomen Triesnecker aus den Jahren 1794 und 1795 vorhanden ist, 
so wird es jetzt meine Aufgabe sein, die Untersuchung zu führen, inwieweit die 
Triesnecker’schen Beobachtungen die erforderlichen Eigenschaften besitzen. 
Ein schon von Bessel hervorgehobener Umstand, der die Verwendbar- 
keit der Triesnecker'schen Reihe als zweifelhaft erscheinen lassen kann, 
ist die Unbestimmtheit, die über die Art und Weise herrscht, in welcher 
Triesnecker die Verwandlung der Angaben seines Mikrometers in Bogen- 
mass ausgeführt hat; zum Glück hat Triesnecker die Abstünde eines be- 
kannten Sternpaares gemessen, so dass man im Stande ist, sich von der Richtig- 
keit des Scalenwerthes eine wenigstens angenüherte Controle zu verschaffen. 
Ehe ich zu der Discussion der Beobachtungen übergehe, werde ich in 
Kürze eine Beschreibung des Instrumentes geben, wie sie in den Wiener Ephe- 
meriden für 1796 pag. 314 zu finden ist. Nach den dort gemachten Angaben 
war das Fernrohr, an welchem das Dollond'sche Objectivmikrometer an- 
gebracht war, 31, Fuss lang, betrug die Oeffnung 21/, Zoll und vergrüsserten 
die Oeulare resp. 70, 80 und 100 Mal. Die Aufstellung gestattete eine Be- 
wegung in Azimuth und Höhe. Am Objectivmikrometer befand sich eine Scala 
in englische Zoll- und dessen Unterabtheilungen eingetheilt und einem Zoll ent- 
sprach der Bogen 8’ 3408. Triesnecker giebt noch den Werth von 2, 3 
und 4 dieser Scalentheile zu den entsprechenden Vielfachen obiger Zahl an; 
er Scheint also davon überzeugt gewesen zu sein, dass das Bogenmass ein- 
fach proportional den abgelesenen Scalentheilen zu nehmen sei. Vereinigen 
wir unsere Anschauung, die wir aus dieser kurzen Beschreibung über die Ein- 
riehtung des Instrumentes gewonnen haben, mit dem, was über die Einrichtung 
dieser Art Instrumente überhaupt in Pearson, Practical astronomy zu lesen ist, 
