172 Dr. Schur. (p. 72) 
gleich zu den Königsberger Messungen zu gross ausgefallen. Wollte man die 
Unterschiede durch eine veründerte Annahme für den Scalenwerth eines der 
beiden Heliometer zum Ausgleich bringen, so würde beispielsweise für die 
Heliometer der Venus-Expeditionen die Verbesserung in Procent betragen: 
aus Beobachtungen von Trab. I + 0.075 
II — 0.092 
Il — 0.048 
IV — 0.051 
im Mittel also ca. — 0.03 Procent, ein Fehler, der bei der Linge von 3 Grad, 
den die zur Bestimmung des Scalenwerthes gemessenen gróssten Kreise durch- 
schnittlich haben, auf etwa 3 Secunden anwachsen würde, woran, da meistens 
drei soleher grüssten Kreise gemessen worden sind, kaum zu denken ist. 
Es verdient freilich bemerkt zu werden, dass der grósste Theil dieser 
Unterschiede, niimlich 0.02 Procent, verschwindet, wenn man von dem von 
mir angenommenen Schraubenwerthe für das Königsberger Heliometer zu dem 
von Bessel angewandten zurückkehrt, aber es wiirde nicht zu rechtfertigen 
sein nur um eine bessere Uebereinstimmung mit meinen Messungen zu er- 
zielen, von der im Obigen vertretenen Abänderung des Bessel'schen Werthes 
abzugehen. Ich habe übrigens nieht unterlassen, auch die Richtigkeit der für 
die hiesigen Heliometer angewandten Scalenwerthe einer náheren Prüfung zu 
unterziehen, denn man kann den Einwand, dass die besprochenen Unterschiede 
den letzteren zur Last fallen kónnten, nicht ohne Weiteres zurückweisen. Zur 
Ableitung der Scalenwerthe aus Distanzmessungen von Sternen im grüssten 
Kreise (Hydra-, Perseus- und Cygnuskreis) sind auch Messungen anderer 
Beobachter hinzugezogen worden und immerhin ist die Möglichkeit systemati- 
scher Unterschiede für verschiedene Beobachter, namentlich bei der Ermittelung 
der Normalstellung des Oculars durch Einstellungen auf enge Doppelsterne 
vorhanden, so dass also eigentlich jeder Beobachter einen eigenen Sealenwerth 
anwenden müsste. Die darauf hin geführten Untersuchungen haben mich aber 
vollständig beruhigt, denn wenn ich den Scalenwerth nur auf eigene Beobacht- 
ungen begründen wollte, so würden an meine Messungen Verbesserungen anzu- 
bringen sein, die die Unterschiede der halben grossen Axen nur um ein Sechstel 
des Betrages verändern, und zwar noch vergrössern. 
