Ueber die elliptische Polarisation der Wärmestrahlen etc. (p.45) 529 
Nach den jetzigen Ergebnissen war es von doppeltem Interesse, die 
mittleren Polarisationswinkel der Metalle für die überdies meist 
dunkle Wärme mit den mittleren des Lichts zu vergleichen und 
ersehien es bei den, von einander abweichenden, Angaben verschiedener 
Beobachter und dem Einfluss der Oberflächenbeschaffenheit eines und des- 
selben Metalls wiinschenswerth, die optische Ermittelung an eben den Platten 
vorzunehmen, welehe zu der thermischen Untersuchung gedient hatten. 
Als mittlere Farbe des sichtbaren Spectrums wurde ein monochroma- 
tisches Gelb gewählt, das durch einen Landoltschen Brenner (ein Bunsen- 
scher Gas-Brenner, quer über welchem ein, in concentrirte Kochsalzlösung 
getauehtes, cylindrisches Platinnetz in Glühen versetzt wird) in constanter 
Helligkeit und Färbung erhalten wurde, 
Zur Bestimmung des Polarisationswinkels für diese Licht- 
strahlen an einem gegebenen Metall wurde ein besonderes Verfahren 
an einem Babinet'schen Compensator angewandt. 
Jekanntlieh liefert diese Vorrichtung, welche aus zwei einander 
entgegengesetzt gestellten Bergkrystallkeilen besteht, bei deren einem die 
brechende Kante, bei dem anderen die Seite des Keils der krystallographischen 
Axe parallel ist, zwischen zwei Nicolsehe Prismen eingeschaltet, dunkle 
Streifen. 
Wird hierin der Polarisator auf 45° gestellt und das durch ihn 
hindurehgelassene Licht zunächst von einem verticalen Metallspiegel in 
horizontaler Ebene zürückgeworfen, so erscheinen die, durch den Compensator 
und Analysator betrachteten Streifen verschoben. Diese Verschiebung beträgt 
die Hälfte des Abstandes zweier Streifen von einander, wenn durch Drehung 
der Metallplatte um eine verticale Axe der (zwischen Strahl und Normale 
auf dem Spiegel gemessene) Einfallswinkel von 0° bis 909 wächst; und zwar 
bewirkt der Uebergang des Einfallswinkels von 0° bis zum 
Polarisationswinkel eine Verschiebung um ein Viertheil dieses 
Abstandes und ebensoviel die Zunahme des Incidenzwinkels vom 
Polarisationswinkel auf 90°, 
Dies ist das Prineip, welches der neuen Methode, den Polari- 
sationswinkel der Metalle für die sichtbaren Strahlen zu be- 
stimmen, zu Grunde liegt. Dasselbe ist von mir der 57. Deutschen 
